— - 



fixée dans sa position d'observation, soit parallèle aux droites NS, 

 tracées préalablement sur le croquis. Ce résultat acquis, il ne 

 reste qua faire un trait x y le long de la boussole, pour avoir la 

 reproduction de l'azimut mesuré. 



Cette orientation de l'appareil laisse trop de latitude à l'opéra- 

 teur et constitue une cause d'erreur assez importante. 



L'expérience m'a prouvé, en effet, que la fermeture en direction 

 d'un même polygone, varie parfois notablement d'une opération 

 à la suivante. Pour s'en convaincre, il suffit de répéter un certain 

 nombre de fois, sur papier à calquer, le tracé d'un même lever et 



de superposer les épreuves ainsi obtenues. On remarque alors que 

 les écarts sont dus aux erreurs d'orientation faites à l'estime. 



J'ai cherché à faire disparaître ces discordances, en modifiant 

 l'appareil de la façon suivante. J'ai tout d'abord remplacé le fond 

 en bois de la boussole qui supportait le limbe et l'aiguille, par un 

 fond en celluloïd très transparent ou mieux, par un fond en verre 

 assez résistant; la graduation est faite sur celluloïd ou portée par 

 un anneau circulaire en papier collé sur le verre. 



Cette première n k hIî lira I i> -n rendant la boussole tran-ji.uvnie. 

 permet donc de voir les \vi\w> île i-rpriv \S du carnet, quasi sans 

 interruption, dans le voisinage immédiat de l'aiguille, et facilite 

 singulièrement l'orientation de l'appareil. 



