DEUXIÈME PARTIE 



MESURES 



§ 1. — Mesures galvanométriques 



Le galvanomètre n'a été que rarement employé pour l'étude des 

 machines électrostatiques. C'est qu'en effet les conditions de son 

 emploi ne sont pas celles de l'usage le plus ordinaire de ces 

 machines. On leur demande en général des étincelles, c'est-à-dire 

 des explosions intermittentes pendant lesquelles le potentiel se 

 trouve brusquement ramené à zéro, pour croître ensuite graduel- 

 lement jusqu'à son maximum, atteint au moment d'une nouvelle 

 explosion. Les courants sont donc rapidement variables. 



L'usage des galvanomètres devient possible lorsque la machine 

 fonctionne à excitateurs fermés, ou encore lorsque le circuit du 

 galvanomètre contient une interruption sur une pointe. Dans ce 

 cas, l'aigrette livre passage à un courant sensiblement uniforme, 

 les petites étincelles partielles dont elle se compose se succédant 

 très rapidement. 



Deux difficultés se rencontrent néanmoins encore. Tout d'abord, 

 si on n'employait qu'une seule aigrette dans le circuit, le galvano- 

 mètre se trouverait au potentiel de celui des deux collecteurs 

 auquel il est réuni directement, et, à moins d'être sur un support 

 isolant, il serait traversé par des étincelles allant au sol. On le 

 maintient à zéro en le plaçant entre deux interruptions à aigrette. 



On pourrait encore éviter cet inconvénient en reliant au sol, 

 comme on le fait souvent, le collecteur adjacent au galvanomètre, 



