— 277 — 



9 



foyer du tube que le point le plus rapproché de la surface cutanée 

 que l'on se propose de traiter. On interrompt de temps en temps 

 la séance pour contrôler sur l'échelle la dose à laquelle on est par- 

 venu, de manière à ne pas dépasser le nombre d'unités H que l'on 

 se propose de donner. 



Il est malaisé d'apprécier exactement à quel endroit de l'échelle 

 étalon correspond la teinte donnée par le godet réactif. C'est là le 

 principal inconvénient de l'appareil d'Holzknecht. Je m'en suis 

 servi dans les premières séances de radiothérapie de l'obser- 

 vation II. 



Actuellement j'emploie un instrument plus pratique et d'un 

 usage moins dispendieux : c'est le radiomètre X de Sabouraud et 

 Noirê. 



* Cet instrument est basé sur ce fait que le papier des écrans 

 spectroscopiques (c'est-à-dire un papier enduit d'une émulsion de 

 platino-cyanure de baryum dans un collodion à l'acétate d'amyle), 

 vire sous l'action des rayons X et change de couleur proportion- 

 nellement à la quantité qu'il en reçoit. Ce fait étant donné, il était 

 facile d'établir à l'aquarelle une teinte correspondant à celle que 

 prend le papier au platino-cyanure lorsque la séance radiothéra- 

 pique a été suffisante pour provoquer une dépilation totale d'une 

 région donnée du cuir chevelu, sans radiodermite, sans érythème 

 et sans alopécie définitive (Sabouraud et Noiré avaient en vue de 

 donner un appareil pratique pour le traitement des teignes ton- 

 dantes par les rayons X). C'est cette couleur qu'indique la teinte B 

 du radiomètre : elle correspond à 5 unités H. de Holzknecht. Ce 

 réactif a deux inconvénients qu'il faut connaître : 



„ 1° Il dévire promptement lorsqu'on l'expose à la lumière du 

 jour. Si donc les appareils fonctionnent en pleine lumière, il faut 

 placer la pastille réactif de papier au platino-cyanure de baryum 

 dans un fourreau de papier noir. En outre, quand on veut appré- 

 cier sa teinte et la comparer à la teinte repère du radiomètre, il 

 faut le faire sans retard car, en quelques minutes, le papier pâlit 

 et sa teinte s'efface. 



, 2° En second lieu, le papier au platino-cyanure de baryum est 

 moins sensible aux rayons X que les pastilles de Holzknecht. 

 Tandis que celles-ci doivent être placées à une distance de l'anti- 

 cathode égale à celle où la peau se trouve placée, il n'en est pas de 



