- 13» - 



a) La fabrication et le prix actuels des composés étlujléniques. 



b) Le phénomène de la liquéfaction des corps solides dans le 

 vide, comme il en est parlé dans le Traité de chimie élémentaire 

 de Lavoisier (Paris, 1789) et le rapport qui a été fait de cet 

 ouvrage à l'Académie des Sciences de France, par d'Arcet et 

 Berlhollet, le 4 février 1789. 



Il se propose de revenir dans une séance ultérieure sur ces 

 deux questions, intéressantes à des titres divers, alors que les 

 informations qu'il aura receuillies seront plus complètes. 



Le P. Schaffers décrit un nourd appareil de démonstration pour 

 les lois des gaz et des vapeurs. Cet instrument est destiné surtout 

 aux établissements qui ne disposent que de ressources modestes ; 

 mais les institutions mieux pourvues, qui possèdent les divers 

 appareils nécessaires pour établir les lois en question, y trouve- 

 ront pour certaines expériences des facilités nouvelles. La cuvette 

 profonde, en particulier, si peu maniable d'ordinaire, y est avanta- 

 geusement remplacée. Il en est de même de l'appareil de Gay- 

 Lussac pour la tension des vapeurs dans les gaz. 



Le principe dérive de celui de l'appareil de Weinhold pour les 

 tensions de vapeur à diverses températures. C'est aussi celui de 

 l'appareil de Frick pour la comparaison des tensions de vapeur de 

 divers liquides à la même température. 



Trois tubes en verre de 84 centim. de longueur et de 0,6 centim. 

 de diamètre intérieur sont disposés verticalement le long d'une 

 planchette graduée munie d'un fil à plomb. A leur pied ils sont 

 réunis, par des bagues de gros caoutchouc et de fortes ligatures, 

 à trois tubes courts de même diamètre soudés à une branche 

 transversale, au delà de laquelle le tube du milieu se continue par 

 un prolongement rectiligne, fermé en bas par un robinet et por- 

 tant latéralement un bout de tube sur lequel est fixé un tuyau 

 flexible en caoutchouc. Ce tuyau, long de 1,10 mètre environ, est 

 fixé d'autre part à un ballon d'un demi-litre, suspendu derrière la 

 planchette graduée, et mobile comme dans les pompes à mercure, 

 mais de manière à pouvoir descendre jusqu'à une cinquantaine de 

 centimètres au-dessous de la branche transversale. L'assemblage 

 des trois grands tubes au moyen de bouts de caoutchouc a pour 

 but de faciliter leur nettoyage, le cas échéant. Si on ne tient pas 



