à cet avantage, on peut les souder directement, ou encore les 

 mastiquer sur une fourche en fer disposée comme la fourche en 



Ce qui permet d'utiliser cet appareil pour de nombreuses expé- 

 riences différentes de celles qu'avaient en vue Frick et Weinhold, 

 c'est avant tout la disposition de la partie supérieure des trois 

 tubes verticaux. Les deux extrêmes portent des robinets ordi- 

 naires surmontés d'un entonnoir de 5 centim. de hauteur, dont la 

 section s'évase jusqu'à 1,5 centim. de diamètre. 



Celui du milieu a un robinet spécial, au-dessus duquel s'élève un 

 entonnoir, et à côté de lui un petit tube coudé. La clef de ce 

 robinet est percée obliquement de deux lumières parallèles qui, 

 par une rotation de 180 degrés, mettent successivement en 

 communication avec l'intérieur du grand tube l'entonnoir et le 

 petit tube coudé (fig. 1 de la note p. 141). C'est une disposition bien 

 connue dans l'étude des gaz; elle tient lieu ici du robinet à gouttes 

 de l'appareil de Gay-Lussac. Le gros tube porte en outre, à partir 

 du robinet, une graduation en centimètres cubes. 



Pour mettre l'appareil en service, on commencera par remplir 

 la boule de mercure, les robinets supérieurs étant tous ouverts, 

 puis en relevant !e réservoir, on fera pénétrer le mercure jusqu'au- 

 dessus des robinets. Si l'on constate que le verre n'est pas suffi- 

 samment sec, on y versera un peu d'acide sulfurique, d'alcool, 

 d'éther (*), qu'on fera descendre jusqu'au bas des gros tubes pour 

 les reprendre ensuite dans les entonnoirs au moyen de pipettes, de 

 Papier à filtrer, etc. 



Voici maintenant les expériences auxquelles se prête l'instru- 

 ment. Si l'on ferme un des robinets pleins de mercure, on obtient 

 un tube barométrique, d'autant plus commode à manier que s'il 

 y reste une goutte d'eau ou une bulle d'air, on peut toujours s'en 

 débarrasser en relevant le mercure au-dessus du robinet. Si le 

 robinet reste ouvert, on a un manomètre à air libre. Si, en même 

 temps, on ferme un autre tube après y avoir introduit un peu 

 d'air; on a un appareil tout préparé pour la vérification de la loi de 

 M'tri,,itr dans le cas des pressions inférieures à 1 1/2 atmosphère. 



(*) L'éther dissolvant la graisse, il faudra, si l'on s'en sert, prendre comme 

 lubrifiant de la glycérine. 



