— 369 — 



saldato ad un piccolo tubo a cui si attacca la gomma. In tal modo si viene 

 ad avere una colletta, compresa fra due colonne di mercurio, dove si potrà 

 fermare l'aria. 



La sostanza da esaminare si versa nella provetta in cui termina la cam- 

 pana sopraricordata mediante un'apertura costituita da un piccolo tubo su 

 cui poi viene ad adattarsi un tappo smerigliato. Un minuscolo serbatojo sal- 

 dato inferiormente al tubetto, permette di chiudere col mercurio a perfetta 

 tenuta. 



Raggiunta la temperatura alla quale si ritiene che la sostanza non abbia 

 un'apprezzabile tensione di vapore, dopo aver fatto il vuoto completo nello 

 apparecchio si toglie la comunicazione fra la campana e la scatoletta, e si 

 fa la lettura della scala. Dopo si porta la sostanza ad una temperatura alla 

 quale si vuol misurarne la tensione di vapore e si conta il numero dei gradi 

 di cui si sposta l'ago. Indi si ripetono le due letture un numero grande di 

 volte affine di eliminare, per quanto è possibile, le cause di errore. 



Ma intanto, per avvicinarsi di più al funzionamento ideale dell'apparec- 

 chio, bisogna che esso sia mantenuto completamente secco, e ciò si ottiene 

 ponendo, tra la pompa e il tubo ad U un tubo di anidride fosforica. 



La scala è divisa in 100 gradi. Per trovare la pressione espressa in 

 millimetri di mercurio a cui corrisponde un grado, basta tarare l'apparecchio 

 con un manometro a olio di paraffina di densità nota. Questo manometro 

 viene saldato al braccio del tubo ad U , che comunica colla campana me- 

 diante un prolungamento munito di un sottilissimo lungo capillare volto allo 

 insù o lateralmente e provvisto di una chiavetta. Si fa il vuoto, si isolano 

 scatolette dalla campana, e si manda, mediante il capillare, tanta aria nel- 

 l'apparecchio necessaria per far deviare l'ago di un certo numero di gradi, 

 e poi si misura con un catetometro la differenza fra l'altezza dell'olio nelle due 

 branche del manometro. Si ebbero per es. i seguenti valori : 



Numero di gradi 



Hill, di olio 



Mm. Hg. 



Mm. Hg. 



gradi 



75,6 



8,7 



0,565 



0,00714 



68,85 



7,95 



0,517 



0,00751 



52,9 



6,075 



0,394 



0,00746 



40,3 



4,45 



0,289 



0,00717 



Media 0,00730 



Ciascun numero di questa tabella è la media tra parecchie osservazioni. 

 Dunque si può ritenere che un grado della scala corrisponda a 0,00730 mm, 

 di mercurio, e questa sensibilità si mantiene costante. Essa fu verificata spesse 

 volte nel corso delle esperienze. 



