— 617 — 



La pirometria ha negli ultimi anni fatto dei progressi che i vulcano- 

 logi dovrebbero conoscere e seguire. Il suo merito non è di avere trovati 

 metodi più rigorosi che pel passato; ma di averne escogitato dei più pra- 

 tici. Niun metodo moderno ha sorpassato in sensibilità il metodo del ter- 

 mometro a gas a bulbo di porcellana o di platino-iridio, il metodo chimico 

 basato sulla densità dei vapori di iodio o di mercurio, il metodo calorime- 

 trico a masse poco fusibili e dal calore specifico ben noto, il metodo acu- 

 stico che dà la temperatura in funzione della lunghezza d'onda che un tono 

 produce nell'aria riscaldata. In campagna però questi metodi non sono pra- 

 tici, e se il Bartoli seppe valorosamente impiegarli in faccia alle lave fluenti, 

 ciò non costituisce la regola. 



Dei metodi pirometrici a sistema pratico ne abbiamo che vanno scartati 

 perchè poco esatti, ed altri che in campagna presentano difficoltà, ma dif- 

 ficoltà che si possono superare. Nel primo gruppo stanno taluni pirometri a 

 dilatazione lineare: la sostanza impiegata è per lo più l'argilla, il cui coef- 

 ficiente di dilatazione negativo dipende, si sa, anche dalla durata del riscal- 

 damento. Al secondo gruppo appartengono tutti i restanti metodi e per in- 

 cominciare i pirometri a mercurio. Quando un tubo termometrico contiene 

 un gas neutro, la cui pressione cresce a misura che il mercurio si dilata, 

 potrà segnare temperature assai superiori a quelle cui bolle il mercurio a 

 pressione ordinaria. I termometri che costruisce il Fuess in vetro poco fu- 

 sibile sono atti a sopportare delle pressioni fino a 30 atmosfere ed a se- 

 gnare fino a 500°. Con speciali disposizioni potrebbero servire al nostro 

 scopo. Il bulbo può anche farsi di quarzo (firma Dr. Siebert e Kuhn in 

 Hanau); nel Reichanstalt di Berlino se ne è confrontato uno, il quale se- 

 gnava giusto fino a 710°: nell'interno si aveva allora una pressione di 60 

 atmosfere. 



Migliore prova potranno forse fare in vulcanologia ì pirometri elet- 

 trici, sia quelli a resistenza, sia quelli termo-elettrici. Occorrono peraltro 

 alcune precauzioni. Una prima è di non impiegarli per temperature supe- 

 riori ai 700°, e ciò tanto per evitare una sgraziata fusione degli isolanti, 

 quanto perchè da quelle temperature in poi sono preferibili i metodi a ra- 

 diazione. Le resistenze e le saldature devono essere ben isolate, onde i me- 

 talli volatili del focolare non le attacchino rapidamente. È infine indispen- 

 sabile di verificare di tanto in tanto le costanti strumentali. 



Nei pirometri a resistenza si utilizzano le variazioni della resistenza 

 elettrica di un filo di Pt in funzione della temperatura. Si possono compen- 

 diare in una cassetta portatile le parti necessarie per stabilire questa varia- 

 zione, e cioè la pila, il galvanometro ed il reostato. I galvanometri sono asta- 

 tici, ad ago del tipo d'Arsonval, costruttori: Keiser e Schmidt; Siemens e 

 Halske; Pellin; Wester; Appleyard; Officine Galileo; ecc. Le divisioni sono 

 in microvolta. I reostati sono circolari, composti di un certo numero di bo- 



Rendtconti. 1909, Voi. XVIII, 2° Sem. 82 



