— 618 — 



bine da 1 Ohm cadmia. Si legge la divisione corrispondente a due bobine 

 successive e per interpolazione si ha il valore reale della resistenza. S'usano 

 anche reostati a filo con variazione continua, avvolti sopra un piccolo ci- 

 lindro di marmo. La resistenza ben isolata è protetta da una guaina di ferro 

 che si potrà lanciare o piantare anche alla profondità di un metro nel ter- 

 reno caldo. Questi pirometri hanno il vantaggio che il galvanometro può 

 essere situato lontano dal focolare e possono così prestarsi alla registrazione 

 meccanica. 



I pirometri termo-elettrici si fondano sulla determinazione della F. E.M. 

 generata da una coppia termo-elettrica esposta alla temperatura da misurare. 

 Il galvanometro sarà ancora uno astatico, dei tipi sovraindicati ed in quanto 

 alle coppie potrà scegliersi tra l'elemento Barus a Pt -}- Pt col 20 °/o d'iridio, 

 o l'elemento Le Chatelier a Pt-j-Pt col 10 % di rodio. I fili sono saldati 

 per fusione ossidrica. L' ' European eleclrical instrument C°. Newark fornisce 

 l'apparato portatile del Schòntjes : la casa Keiser e Schmidt quello Le Cha- 

 telier che più facilmente può essere campionato dal Reichanstalt di Berlino. In 

 essi si legge direttamente la corrente generata sopra un circuito di poca 

 resistenza. 11 metodo d'opposizione che s'impiega coi pirometri che fabbricano 

 le Officine Galileo di Firenze ci sembra preferibile. Esso consiste nel deter- 

 minare la porzione di una F. E. M. fissa (data da ima pila costante) che 

 occorre introdurre in circuito per bilanciare esattamente, attraverso un reo- 

 stato ed un galvanometro molto sensibile, quella data dalla coppia termo- 

 elettrica. 



Alla determinazione delle temperature delle fumarole questi metodi 

 provvedono a sufficienza e proseguiti per un certo tempo, ed associati a si- 

 stematiche determinazioni della quantità degli aeriformi svolta nell'unità di 

 tempo in m. c. quali si possono effettuare con un contatore portatile, per- 

 metteranno forse, e sia lecito sperarlo, di argomentare qualchecosa sull'an- 

 damento delle tensioni interne del vulcano. 



2) Determinazione delle temperature delle lave e delle scorie. Quando 

 la temperatura delle deiezioni vulcaniche sarà così alta da impartire loro 

 l'incandescenza, e quando le condizioni sotto cui quelle si possono osservare 

 soddisfano alla legge di Lambert, crediamo sia meglio ricorrere ai pirometri 

 a radiazione. 



La formazione di un apparato eruttivo dà l'aspetto di fin vasto campo 

 in fiamme, dominato da riflessi rossastri. Le lave vi hanno in generale un 

 color rosso vivo, qualche volta arrivano ad un' incandescenza abbagliante e 

 si presentano di color bianco argenteo. 



II calore che emanano è tale che, a una distanza minore di 10 metri, 

 non si può resistere a star loro dinnanzi. Le radiazioni termiche, nelle loro 

 vicinanze, attivano i bolometri; le radiazioni ottiche affettano anche da 

 lontano i fotometri e si può arrivare cogli uni e cogli altri, a conoscere la teni- 



