— 22 — 



sorptionsflaskerne ; man er derved i Stand til at udføre en Titrering 

 uden at behøve at afbryde Sugningen. Man anbringer i Flaskerne 

 f og f 1 en dobbelt saa stor Vandmængde som i Absorptionsflaskerne. 

 Modstanden vil da omtrent være den samme og Luftstrømmens 

 Hastighed vil derfor holdes konstant. Ideen til disse Modstands- 

 flasker er laant fra Black mans Respirationsapparat. 



Hanerne 5 og 6, resp. 5 1 og 6 1 tjener til at udligne Trykket 

 i Absorptionsflaskerne, naar man sætter dem paa eller tager dem af. 



Apparatet kan ogsaa indrettes til Seriebestemmelser. Luft- 

 strømmen fra Flasken c kan nemlig foruden gennem cl og e ved 

 Hjælp af Hanerne 3, 2, 3 1? 4 1? 7 1? 8 1 og 9 ogsaa sendes gennem 

 d 1 og e 1 . Man sender f. Eks. Luftstrømmen i det. første Tidsrum gen- 

 nem d og e, i det næste gennem cl x og e 1 og titrerer samtidig cl og e. 



Til Absorption af Kulsyren anvendes en Barytopløsning, der 

 indeholder 7 £ r Baryt og 1 £ r Klorbarium pr. Liter, 20 ccm i hver 



ÏI 



Flaske. Til Titrering anvendes ^ Saltsyre, hvoraf l ccm svarer til 



Imgr C0 2 . Naar Forsøget er sluttet, hældes Indholdet af Absorp- 

 tionsflaskerne sammen, og man afpipetterer 20 ccm , som titreres. Da 

 Titreringen let kan indføres med V20 ccm ' s Nøjagtighed, bliver Fejlen 

 paa Bestemmelsen -j- 1 /io m § T C0 2 (Titreringsfejlen multipliceres 

 nemlig med 2, da man kun titrerer den halve Vædskemængde). 

 Barytvandets Titer bestemmes gennem et blindt Forsøg. 



Alkoholbestemmelserne er foretagne med et Tralles Araeo- 

 meter. Efter Gæringen filtreres Vædsken, og Filtratet destilleres. 

 Dette første Destillat omdestilleres 2 Gange med surt, svovlsyrligt 

 Natron for at fjærne flygtige Aldehyder. Dernæst skylles Destillations- 

 apparatet grundigt for at fjærne den Svovlsyrling, der kan findes 

 deri, og man omdestillerer endnu en Gang under Tilsætning af lidt 

 Kalilud for at fjærne Svovlsyrling og eventuelle andre flygtige Syrer. 

 Det Destillat, man derved faar frem, bør være næsten lugtfrit. Det 

 fortyndes op til 120 ccm , man afkøler til 15° og bestemmer heri ved 

 Hjælp af Aræometret Alkoholprocenten, udtrykt i Volumen. 



Alkoholometret angiver 1 lw °/o, og man er derfor i Stand til 

 med nogenlunde Nøjagtighed at aflæse 1 /ioo °/o. Aflæsningen vinder 

 i Nøjagtighed, naar man lader Temperaturen stige langsomt, indtil 

 Alkoholometret, der samtidig synker, indstiller sig nøjagtigt paa en 

 Delestreg. Naar man da i Forvejen har bestemt, hvor meget Al- 

 koholometret synker for en Grads Opvarmning, kan man beregne 

 dets Stilling for 15°. 



