— 17G — 



se i fatti rilevati dal Tomlinson per il nichel ricotto, procedano alla stessa 

 maniera per il metallo crudo. 



Metodo usato nella ricerca. — Il metodo adottato per la misura delle 

 variazioni di resistenza fu quello del ponte. Due lati contigui di esso erano 

 costituiti da due rocchetti di argentana aventi ciascuno la resistenza di un 

 ohm, e gli altri dal filo che si cimenta X e dal filo di paragone Y coi ri- 

 spettivi pezzi di attacco A e B. 



I fili X ed Y, porzioni di un unico tratto, venivano distesi parallela- 

 mente e vicinissimi fra loro, sostenuti alla parte superiore da una mensola 

 coli' intermediario di due cuscinetti di ebonite stretti a morsa in un tubo 

 di ottone a mezzo di un dado, e portanti agli estremi liberi, il primo un piatto 

 destinato ai carichi torcenti, e l' altro un' asta orizontale con due masse di 

 piombo agli estremi e con un foro rivestito di sostanza isolante per il pas- 

 saggio di X, più lungo di Y. L' adattamento di X al pezzo che portava il 

 piatto si faceva nel modo indicato per la sospensione superiore, evitando così 

 in entrambi i casi l' inconveniente cui può dar luogo l' uso di cuscinetti me- 

 tallici, i quali, quando non si voglia sottoporre i fili ad eccessiva pressione, 

 lasciano incerti sulla natura del contatto al margine. 



L' unione di X ed Y ai fili di attacco A e B si operò mediante due 

 asticine di ottone saldate all' estremo di X ed all' asta orizontale sorretta 

 da Y, facendole pescare in due pozzetti a mercurio dove giungevano i con- 

 duttori A e B. E qui bisogna avvertire che a compensare la inuguale resi- 

 stenza di X ed 7, fu aggiunta a B una porzione di filo della sostanza in 

 esame, e ciò allo scopo di rendere trascurabili le variazioni di resistenza 

 dovute al riscaldamento per il passaggio della corrente. 



Nella diagonale che andava dall' origine comune di X ed Y al punto 

 di concorso dei rocchetti di argentana, trovavasi un galvanometro Deprez-D'Ar- 

 sonval, e nell' altra una coppia Bunsen. L' uso di siffatto elemento potrebbe 

 far nascere a tutta prima qualche sospetto sull' attendibilità dei risultati a 

 causa della intensità non piccola della corrente che veniva a circolare per X 

 ed F, ma per la precauzione presa di ottenere la stessa corrente in questi 

 fili, la causa disturbatrice di cui ci occupiamo non poteva essere rilevante ; 

 e l'esperienza ne diede la conferma, poiché con una chiusura del circuito 

 per un tempo più lungo di quello necessario per fare le misure, non si eb- 

 bero variazioni notevoli nei risultati. Del resto la loro regolarità in ogni 

 serie e l'accordo fra le esperienze eseguite con campioni diversi della me- 

 desima sostanza, davano completo affidamento sulla bontà del metodo adoperato. 



Anche il galvanometro bastava alle esigenze delle nostre ricerche. Rico- 

 nosco che la sua sensibilità non era grandissima; però il vantaggio che esso 

 offriva di dare indicazioni pronte, senza che lo specchietto oscillasse attorno 

 la posizione di riposo, era tale da giustificarne la preferenza in uno studio 

 per cui non era necessario l'uso di un apparecchio estremamente sensibile. 



