— 177 — 



Le variazioni di resistenza si misuravano per mezzo delle letture sulla 

 scala del galvanometro, poste in confronto con quelle avute inserendo nel lato 

 del ponte che racchiudeva il filo X un piccolo rocchetto c di 0,0102 ohm ; 

 in tal modo le variazioni potevano apprezzarsi sino al centomillesimo del 

 valore totale. 



Passo a descrivere la disposizione per la misura degli allungamenti. 

 A due punti della regione terminale dei fili X ed T, e presso a poco alla 

 stessa altezza, si saldavano due striscette di ottone alle quali venivano attac- 

 cate con del mastice due lastrine di vetro, l' una con graduazione in millimetri 

 e l'altra con un tratto di riferimento, Sul sistema, illuminato da una can- 

 dela messa a grande distanza, si guardava con un cannocchiale munito di 

 micrometro oculare, sicché poteva aversi la misura dell' allungamento in fra- 

 zione di millimetro e con un' approssimazione maggiore anche del necessario. 



Risultati delle esperienze. — Comincio dall' esporre, i risultati relativi 

 ai due fili di argentana ricotti Ar x ed Ar 2 . In queste, come nelle esperienze 

 sul nichel, il filo importava un peso tensore totale di kg. 2,800, ed X un ca- 

 rico cestante di kg. 1,800, più un certo numero di pezzi di piombo di 200 gr. 

 ciascuno che formavano il peso tensore variabile. Alla fine di ogni serie però 

 questo peso veniva ridotto a 1000 gr., per ottenere che durante il riposo i 

 fili X ed Y fossero sottoposti alla medesima tensione. 



Per dare un' idea del modo come procedevano le esperienze, riporto nella 

 tabella I i risultati della prima serie eseguiti col filo Ari. P indica il peso 

 tensore, D la distanza in divisioni del micrometro oculare fra un determi- 

 nato tratto della scala incisa in una delle due lastrine ed il tratto di con- 

 fronto che si aveva nell' altra, d la differenza fra due successivi valori di D , 

 J la deviazione letta sulla scala del galvanometro e ó la differenza fra due 

 successivi valori di J. 



Dall' andamento delle d ci accorgiamo che la legge di Hooke è seguita 

 quasi esattamente dal nostro filo, e d' altro canto si vede che anche per le 

 variazioni di resistenza vi ha proporzioualità colle forze deformatrici. 



Ma le cose procedono in modo diverso se si oltrepassa il carico estremo 

 raggiunto in questa prima serie, come si può argomentare dall' esame delle 

 tabelle li e III che contengono i risultati delle ultime serie compiute coi 

 fili Ari ed Ar 2 col carico massimo di 3600 gr., tenendo presente che (D) 

 e (J) denotano qui le letture sul micrometro oculare e sulla scala del gal- 

 vanometro computate a partire dai valori che corrispondono a P=0. Per i 

 dati che si riportano in ciascuna tabella convengo di denotare con l la lun- 

 ghezza della parte del filo X sottoposta a trazione sino al punto di attacco 

 colla striscetta di metallo che sorregge la scala graduata, con R il raggio 

 di X, con v la sua resistenza per tutto il tratto che si deforma, con J x 

 la deviazione prodotta inserendo nel ponte il rocchettino e, con Di il numero 

 di divisioni del tamburo che corrispondono nel micrometro oculare ad un mil- 

 limetro della scala attaccata ad X, con E il modulo di elasticità dedotto 



