— 255 — 



Coli' aiuto dell' annessa figura schematica, la quale rappresenta presso a 

 poco in vera grandezza, vista dall' alto, la parte più interessante dello stru- 

 mento, do qui appresso di quest'ultimo una breve descrizione. L'apparecchio 

 può considerarsi formato di tre parti distinte: il pendolo, X amplificatore 

 ottico ed il registratore fotografico. 



Pendolo. — La massa M si compone di circa 250 kgr. di piombo 

 ripartita, per comodità, in 14 mezzi dischi, che riuniti insieme e poggiati 

 sopra un solido piatto formano un cilindro alto 30 centimetri e del diametro 

 pure di 30. Questa massa è sospesa ad un' asta A di ferro della grossezza 

 di 6-7 millimetri, la quale termina in alto, nell' ultimo tratto, con un filo 

 d' acciaio abbastanza sottile avuto riguardo al peso da sostenere, ed in 

 basso, al di sopra della massa, termina in una verga d' acciaio a ben cilin- 

 drica e pulimentata lunga circa 30 cm., la quale è direttamente avvitata al- 

 l' asse di ferro attorno a cui si trovano sovrapposti i mezzi dischi di piombo ( 1 ). 



(') In quanto alla lunghezza a darsi al pendolo, nulla era stato ancora deciso, non 

 conoscendosi il locale nel quale lo strumento sarebbe stato collocato; ma probabilmente 

 avrei conservata la lunghezza d'un metro e mezzo, quale io aveva già adottata nei due 

 precedenti modelli del mio tromometro a registrazione fotografica. Certo, quante volte 

 la solidità del locale avesse permesso di dare al pendolo una maggiore lunghezza, si sa- 

 rebbe conseguito il non lieve vantaggio d' ottenere nei fotogrammi, in modo assai più spic- 

 cato, le deflessioni di carattere lentissimo del pendolo; ma d'altra parte, come fa giusta- 

 mente riflettere anche il prof. G. Vicentini nella sua recente Nota : Sugli apparecchi 

 impiegati nello studio delle ondulazioni del suolo (Atti del E. Ist. veneto di se, lett. ed arti, 

 T. Vili, Ser. 7 a , p. 207 — 1896-97) si sarebbe corso rischio di registrare meno bene le onde 

 sismiche di periodo poco diverso da quello delle oscillazioni stesse del pendolo. È per queste 

 ragioni appunto che il Vicentini opina che la lunghezza più conveniente a dare al pendolo 

 del suo microsismografo sia quella d' un metro e mezzo, trattandosi d' uno strumento de- 

 stinato, come l' indica il nome stesso, a registrare in special modo i lievissimi movimenti 

 del suolo e più frequentemente quelli di carattere lento, causati da terremoti lontanissimi 

 e messi così bene in evidenza in quest'ultimi anni anche dagli stessi sismometrografi ordinari. 



Siccome poi il Vicentini, nel lavoro testé citato, sembra aver l' aria di rimproverare 

 agli attuali sismometrografi, in uso presso gli Osservatori geodinamici italiani, la soverchia 

 lunghezza del pendolo, portata a 7, 15 e perfino 25 metri, mi permetta il distinto fisico 

 di Padova di mettere in rilievo questa circostanza capitale, che essendo tali strumenti 

 precipuamente destinati allo studio dei terremoti italiani e, per essere più o meno vicini 

 all'epicentro, soggetti perciò a registrare oscillazioni piuttosto rapide del suolo, era indi- 

 spensabile di accrescere il più possibile il periodo delle oscillazioni proprie della massa 

 pendolare, allo scopo di poter meglio distinguere nei diagrammi le vibrazioni del terreno, 

 quelle che interessano ad essere studiate. 



Che se i comuni sismometrografi, di cui è questione, e nei quali l'amplificazione 

 degli stili scriventi è di circa 10 volte soltanto, sono stati anche capaci, grazie appunto 

 alla lunghezza del loro pendolo, di rivaleggiare perfino collo stesso microsismografo Vi- 

 centini nella registrazione dei terremoti lontanissimi, non bisogna dimenticare che tutto 

 ciò costituisce un di più eh' essi forniscono oltre al vero ufficio, a cui furono destinati, e 

 per il quale, ripeto, un lungo periodo di oscillazione nella massa pendolare è assoluta- 

 mente indispensabile. 



