— 287 — 



del Péclet ('), ritenuto finora tra i migliori, è oggi quasi abbandonato sic- 

 come non elimina l'inconveniente grave dell'aderenza dello strato liquido in con- 

 tatto alla lastra da studiarsi dalla parte fredda, onde la temperatura data dal 

 termometro vicino non segna l' isoterma superficiale della lastra. Il prof. Voigt, 

 alcuni anni or sono, suggerì un metodo semplice per dedurre valori assoluti 

 della conducibilità termica, ed il dott. Venske in una breve comunicazione 

 all' Imperiale Società delle Scienze di Gottingen nel 1891 (pag. 121), accen- 

 nato a questo metodo ed al relativo apparecchio, vi espone poche ma con- 

 cordanti determinazioni sul vetro. 



IL 



Avendo in mira lo studio della conduttibilità calorifera delle roccie, ho 

 voluto provare la praticità del metodo ripetendo le esperienze del dott. Venske. 

 Feci perciò costrnrre l' apparato dallo stesso suo meccanico di Gottingen ( 2 ), ed 

 ecco in che cosa consiste. Sono due calorimetri cilindrici di ottone lucente 

 colle imboccature apposte e premute l'una contro l'altra a destra e sinistra 

 del disco da studiarsi ; il disco rimane verticale e separa così due ambienti 

 calorimetrici. Neil' uno si pone acqua calda che s' ottiene perfettamente agitata 

 colla turbina di cui è provvisto il calorimetro ; nell' altro continuamente e 

 rapidamente circola acqua fredda a temperatura costante. È addirittura un 

 getto proiettato contro la lastra che tutta la lava e ne rimuove lo strato in 

 contatto. I calorimetri si premono contro il disco in un modo assai ingegnoso. 

 Contro i rispettivi fondi dei calorimetri e dalla parte esterna si applicano 

 due grosse croci d' ebanite, le cui braccia oltrepassano il bordo di 1 cm. per 

 parte, e le estremità opposte delle due croci sono rispettivamente rilegate tra 

 loro con tiranti di seta che corrono paralleli alla generatrice dei calorimetri 

 senza toccarla. I tiranti mediante viti adattate all' ebanite, possono raccor- 

 ciarsi e così premere le due scatole contro il disco pur restando interamente 



(') E. Péclet, Traité de la chaleur considerée dans ses applications. Paris, 1843, 

 pag. 284. Eichiamo che i metodi per la determinazione della conducibilità termica si divi- 

 dono in quelli a stato stazionario ed in quelli a stato non stazionario. Alla prima categoria 

 appartengono i metodi di "Wiedemann e Franz, Forbes, Tait e Mitchel, F. Kohlrausch, 

 0. Chwolson, E. W. Quick, C. D. Child e B. Loughear, A. Berget, Gray, W. Stewart ed 

 E. Hall. Alla seconda appartengono i metodi di F. Neumann, A. J. Angstrom, H. Weber, 

 Kirchhoff e Hansemann, Lorenz, H. F. Weber ed Hagstrom. 



Attorno alla conducibilità delle sostanze cattive conduttrici sono notevoli i lavori del 

 G. Grassi: Eend. Ist. d'Incoragg., genn.-febbr. 1890 ed Atti del E. Istituto d' incoragg. 

 di Napoli; del L. Kelvin e J. E. Erskine Murray, Nature, voi. LH, pag. 182; di H. 

 Lees, Beibl., n. 4, 1893, pag. 324; dello stesso e J. D. Chorlton, Phil. Mag. (5), 41, 

 pag. 495 ; del Weber E., Bull. Soc. Scienc. Nat. Neuchatel, 23, 1895, ecc. 



( 2 ) Debbo i miei ringraziamenti al dott. A. Sella che s' incaricò di sorvegliarne la 

 esecuzione. 



