— 289 — 



e dell' ambiente t a . Per gli altri dischi, colla (2) e con un metodo per ap- 

 prossimazioni successive da spiegarsi, si calcola quale valore della tempera- 

 tura T 2 permette il passaggio attraverso i rispettivi dischi della stessa quantità 

 di calore quando le condizioni di Tx e t a sono pure mutate. Nella for- 

 inola (I) JQ essendo costante sono queste temperature T 2 , che importa 

 precisare per ogni disco per avere i membri di sinistra. 



IV. 



Le mie prime esperienze furono dirette a determinare la velocità di 

 raffreddamento del calorimetro caldo verso l'ambiente, cioè il J6 2 . Perciò 

 tolsi il disco e strinsi orlo contro orlo i due calorimetri così da formarne uno 

 solo, che riempii d' acqua. Posi in moto la turbina ( : ) e con un eccellente 

 collimatore Jadanza seguii su un termometro il raffreddamento, minuto primo 

 per minuto primo. L'equivalente termico era doppio, ma la superficie irra- 

 diante era pure doppia, onde mi trovavo nelle stesse condizioni come se avessi 

 sperimentato sul solo calorimetro caldo. 



Il seguente specchietto mostra la velocità di raffreddamento per taluni 

 eccessi del calorimetro sull' ambiente, quando la temperatura di quest' ambiente 

 era di 20°. 



Eccessi del calorimetro 



Jd 2 per secondo 



Eccessi del calorimetro 



J0 2 per secondo 



sull'ambiente 





sull'ambiente 





— 5°,0 



— 0°,00058 



+ 5°,0 



+ 0°,00058 



— 4°,0 



— 0°,00042 



+ 4°,0 



+ 0°,00045 



— 3°,0 



— 0°,00029 



+ 3°,0 



+ 0°,00033 



— 2°,0 



— 0°,00018 



-f 2°,0 



+ 0°,00020 



— 1°,0 



— 0°,00008 



+ 1-0 



+ 0°,00009 



0°,0 



0°,00000 



0°,0 



0°,00000 



In pratica descrissi una curva delle correzioni cui ricorrere ad ogni 

 esperienza. Patto questo introdussi il primo disco fra i due calorimetri. Il suo 

 spessore era ~ò' = 0 cm 963 rìr 0 cm 001. Tanto in questa che nelle successive 

 esperienze cogli altri dischi, coprii la superficie laterale di essi con un foglio 

 di stagnuola per diminuire l' irradiazione e far che le isoterme si mante- 

 nessero parallele alle faccie dei dischi. 



L' acqua circolante nel calorimetro freddo proveniva da un grosso reci- 

 piente e da un piano superiore. Scendeva con grande forza da un tubo di £ cm. 

 di diametro e per una speciale imboccatura andava a proiettarsi sparpa- 



(!) La turbina era mossa da altra turbina ad acqua e funzionava così bene che io 

 mi perito di suggerirne l'introduzione nelle usuali misure calorimetriche. 



