— 123 — 



Del resto le due ipotesi possono bene coesistere ; esse sono entrambe 

 ammissibili, perchè ciascuna non è contradetta dai fatti finora noti ; ognuna 

 porta a conseguenze verificate dalle osservazioni dirette, ed insieme spiegano 

 i fatti nuovi che hanno formato oggetto delle nostre osservazioni. 



Fisica. — Sulle radiazioni penetranti. Nota di D. Pacini, 

 presentata dal Socio P. Blaserna. 



La questione della origine delle radiazioni penetranti capaci di ionizzare 

 un gas racchiuso in un recipiente metallico, e provenienti da cause esterne, 

 è attualmente assai discussa; e dato lo stato della questione medesima, è 

 interessante la estensione di ricerche in proposito in luoghi diversi, intese 

 a studiare la intensità di queste radiazioni, e la sua variazione col tempo, 

 e ad indagare se esista un eventuale legame tra questo fenomeno e gli altri 

 noti della fisica dell'atmosfera. 



Una lastra di zinco (') privata dello strato superficiale, accuratamente 

 pulita e resa tersa, servì a costruire il recipiente cilindrico destinato alle 

 esperienze che io feci all'aria aperta della campagna. Questo recipiente aveva 

 mm. 1,3 di spessore, cm. 59.5 di altezza, e cm. 12 di raggio. L'elettrodo 

 interno era costituito da un cilindro di rame che, per mezzo di un isolante, 

 comunicava all'esterno con un piccolo elettroscopio di alluminio. Un disposi- 

 tivo semplice permetteva di stabilire fra il cilindro di rame e quello di 

 zinco una differenza di potenziale variabile fra i 300 ed i 450 Volta, assu- 

 mendo la fogliolina dell'elettroscopio una deviazione conveniente; talché in 

 questo intervallo poteva ottenersi la corrente di saturazione. L' elettrometro 

 era munito di un microscopio che permetteva di apprezzare la caduta del 

 potenziale fino a un terzo di Volta nell' intervallo delle misure. La capacità 

 del sistema, determinata col condensatore di Harms, era di circa 19 centi- 

 metri. Il cilindro di zinco aveva due rubinetti per il cambiamento dell'aria 

 nell'interno. Qualche giorno prima di incominciare le misure ( 2 ) l'aria fu 

 introdotta nel recipiente attraverso un filtro di cotone. L' elettrometro era 

 protetto con una scatola di ferro annerita, recante nella parte anteriore una 

 finestra chiusa con vetro. L'apparecchio, protetto superiormente da una tela 

 impermeabile, fu montato sulla collina isolata ove sorge l'Osservatorio meteo- 

 rologico di Sestola, a circa m. 1090 sull'Appennino modenese. Le misure 



(•) Informandomi ai risultati delle ultime ricerche, ed in particolare a quelli ottenuti 

 dal Me. Lennan (Phil. Mag. dicembre 1907) sulla conduttività dell'aria racchiusa in reci- 

 pienti metallici, adoperai lo zinco che è più facile ottenere meno impuro per sostanze 

 radioattive. 



( 2 ) Wood e Campbell in Phil. Mag. 1907, 265, trovano che per un gas racchiuso 

 in un recipiente di zinco, l' incremento della ionizzazione col tempo è quasi trascurabile. 



Rendiconti. 1909. Voi. XVIII, 1° Sem. 17 



