— 851 — 



registratore a lungo corso, deducendo poi col calcolo per mezzo della for- 

 mula (I) dai valori della pressione barometrica alla Capanna Regina Mar- 

 gherita e dei corrispondenti valori ad Alagna della pressione della tempe- 

 ratura della tensione del vapore acqueo, i valori della temperatura dominante 

 nella libera atmosfera all'altezza della sommità del Monte Rosa. 



Fisica. — Disposinone semplificata per determinare l'indice 

 di rifrazione al microscopio. Nota dell'ing. Enrico Clerici, pre- 

 sentata dal Socio E. Millosevich. 



In una Nota pubblicata in questi Rendiconti (') ho indicato un modo 

 abbastanza semplice per determinare al microscopio l'indice di rifrazione con 

 approssimazione sufficiente per le ricerche mineralogiche e petrografiche cor- 

 renti. 



La disposizione pratica è costituita da un portaoggetti con cella cilin- 

 drica, al cui fondo è fissato un piccolo prisma di vetro. Si fa collimare con 

 un filo della crociera dell'oculare l'immagine di una riga tracciata sul por- 

 taoggetti sotto il prisma e si misura, servendosi del tamburo graduato del 

 tavolino traslatore, lo spostamento che essa subisce per l'interposizione del 

 prisma di liquido che si viene a formare quando si è riempita di liquido la 

 cella e vi si pone sopra un vetrino coprioggetti. 



Prendendo per ascisse gli spostamenti che si hanno con diversi liquidi, 

 il cui indice sia noto, e per ordinate gli indici corrispondenti, si traccia, per 

 una volta tanto, una curva colla quale si potrà conoscere l'indice di un li- 

 quido qualsiasi riportandovi lo spostamento che esso produce, letto sul tam- 

 buro graduato. 



Avendo sperimentato, per altra ricerca, un gran numero di liquidi, mi 

 è occorso di introdurre alcune modificazioni che ritengo non prive di inte- 

 resse e che dànno al metodo maggiore speditezza e possibilità di più largo 

 impiego. 



La fig. 1 indica, in sezione ed in pianta, parte di un portaoggetti se- 

 condo la disposizione descritta nella citata Nota. L'asse del prisma è paral- 

 lelo, per quanto è possibile, alla riga verticale che, a cella vuota, appare 

 spostata verso lo spigolo rifrangente. La riga orizzontale si fa collimare col- 

 l'altro filo della crociera per l'esatta misura dello spostamento. Se il liquido 

 ha forte dispersione è utile fare la determinazione alla luce di una lampada 

 ad alcool salato. 



(') Voi. XVI, serie 5», 1° sem., fase. 6°, pag. 336, seduta 3 marzo 1907: Sulla deter- 

 minazione dell'indice di rifrazione al microscopio. 



