— 352 — 



La prima modificazione è diretta ad eliminare la squadretta d'appoggio 

 che era necessaria ad assicurare al portaoggetti la posizione iniziale dalla 

 quale si comincia a contare lo spostamento dell'immagine della riga. 



Tracciando sul portaoggetti un'altra riga parallela alla prima e fissando 

 su questa un altro prisma in modo che la faccia verticale dell'uno stia a con- 

 tatto con quella dell'altro, gli spostamenti che subirà l'immagine della riga 

 sottostante ad uno dei prismi, avverranno in senso opposto a quelli della 

 riga sottostante all'altro. Però in pratica ai due prismi si sostituisce un 

 prisma a sezione isoscele, o prossimamente isoscele (fig. 2). Si misura, gi- 

 rando il tamburo, la distanza delle immagini delle due righe, facendole 

 collimare una dopo l'altra col filo di crociera. Questa distanza varierà a se- 

 conda dell'indice dei diversi liquidi coi quali si riempie la cella. Dimodoché, 

 con una serie di liquidi d'indice noto, si potrà costruire la curva, oppure una 

 tabella numerica, in cui a ciascun valore della detta distanza corrisponde un 

 valore dell'indice. In questo modo si fa a meno della squadretta d'appoggio, 

 che, nella disposizione primitiva, serviva a stabilire la posizione iniziale del 

 portaoggetti e, quel che più importa, si è aumentata la sensibilità del metodo. 



Ai due prismi poc'anzi indicati si può dare altra disposizione, cioè met- 

 terli a contatto per lo spigolo rifrangente invece che per la faccia verticale 

 (fig. 3). Anche in questo caso lo spostamento dell'immagine della riga av- 

 viene nell'uno in senso contrario a quello dell'altro e, se i due prismi sono 

 bene aggiustati ed hanno lo stesso angolo di rifrangenza e lo stesso indice, 

 gli spostamenti sono simmetrici rispetto allo spigolo pel quale si toccano. 

 Però se le accennate condizioni non sono soddisfatte, tale simmetria non 

 può verificarsi ; il che peraltro non reca pregiudizio, poiché la sensibilità del 

 metodo è aumentata come nel caso precedente. 



I due prismi possono pure essere disposti uno a fianco dell'altro (fig. 4). 

 In questo caso basta tracciare sul portaoggetti una sola riga. Essa apparirà 

 interrotta alla giunzione dei due prismi, che si potrà far collimare con l'altro 

 filo della crociera, e le due parti risulteranno tanto più slontanate una dal- 

 l'altra quanto maggiore sarà la differenza fra l'indice del liquido che riempie 

 la cella e l'indice del vetro con cui sono fatti i prismi. Tale spostamento 

 si riduce a zero quando gli indici sono uguali. 



Come i due prismi quando stanno a contatto per la faccia verticale 

 possono essere, in pratica, sostituiti da un unico prisma, così nel caso dei 

 prismi a contatto per lo spigolo rifrangente si può sostituire loro un pezzo 

 equivalente che faccia corpo col portaoggetti stesso. A tale scopo basta pra- 

 ticare sul portaoggetti una scanalatura con sezione trasversale a V. Questa 

 modificazione, rappresentata in sezione ed ingrandita nella fig. 5, non presenta 

 difficoltà costruttive ed offre il grande vantaggio di non richiedere l'incolla- 

 tura dei prismi e dell'anello per formare la cella, perchè la scanalatura così 

 fatta costituisce nello stesso tempo e la cella e i prismi. 



