— 353 — 



In grazia della aumentata sensibilità può anche bastare una scanalatura 

 non molto larga, per es. 3 a 4 millimetri, nè molto profonda, 1 a 2 mi.,; 

 ed allora è sufficiente anche una sola goccia di liquido. Quando si pone il 

 liquido nella incavatura e si applica il vetrino coprioggetti, si viene a formare 

 un prisma, anzi un microprisma di liquido (la cui sezione ha la base in alto 

 ed il vertice rivolto in basso), e non occorre altro che misurare la distanza appa- 



^2 Fipff Fi<p4 



rente delle due righe. Queste righe sono tracciate col diamante alla faccia 

 inferiore del portaoggetti, oppure sono ottenute fotograficamente su pellicola 

 al collodio incollata fra due portaoggetti, di cui il superiore provvisto della 

 scanalatura o microprisma. Se si vogliono buone misure, occorrono righe bene 

 eseguite e accurata messa a fuoco. 



La fig. 6 rappresenta, a metà del vero, un portaoggetti a microprisma 

 del formato 68 X 35, colle due righe trasversali e la solita riga longitudi- 

 nale che si deve far collimare con l'altro filo della crociera. 



Nella Nota già citata sono riprodotte alcune curve per mostrare il 

 modo come esse variano a seconda dell'indice di rifrazione del prisma di 

 vetro e del suo angolo rifrangente. Tutte le curve hanno un punto di infles- 

 sione che si verifica quando l'indice del liquido è uguale a quello del prisma 

 di vetro. In corrispondenza di tale punto le curve presentano un tratto, più 



