— 354 — 



o meno lungo, che praticamente può essere ritenuto rettilineo, specialmente 

 se è basso l'indice del prisma e se l'indice dei liquidi è compreso fra 1,3 

 e 1.8. 



Questa constatazione semplifica la costruzione della curva relativa a 

 ciascun apparecchio : anzi permette di avere facilmente più curve quando si 

 vuol tener conto della temperatura, perchè se ogni curva si riduce ad una 

 retta, pel suo tracciamento bastano due punti e perciò basta servirsi inizial- 

 mente di due soli liquidi dei quali si conosca anche la variazione termica 

 dell'indice. 



In molti casi uno dei liquidi può essere l'acqua ; l'altro sarà scelto in 

 relazione degli indici che si presume di dover determinare. 



Nella fig. 5 è indicato l'andamento dei raggi luminosi per due liquidi 

 che avessero per indice rispettivamente 1,30 e 2.00, supposto che quello del 

 vetro del portaoggetti sia 1,50 e che i fianchi dell'incavatura abbiano l'in- 

 clinazione di 30°. In essa si vede, come è realmente, che la distanza delle 

 immagini delle righe aumenta col crescere dell'indice del liquido posto nel- 

 l'incavatura. Costruito il diagramma, dal valore di questa distanza si deduce 

 l'indice cercato. Per un liquido di indice 1,50 il raggio luminoso non subisce 

 deviazione e la distanza apparente d" è uguale alla vera distanza delle 

 righe. 



Con un apparecchio del tipo fig. 3, a cella alta 6-7 mm. e prismi 

 di circa 40°, la distanza apparente delle righe (t= 15°) risultò di 225 di- 

 visioni del tamburo per l'acqua {i= 1,333) e di 278,5 per una soluzione 

 di formiato-malonato di tallio («' = 1,682) : quindi, ad una differenza di in- 

 dici di 0,349 corrispondono divisioni 53,5 ossia 0,00652 per divisione. L'am- 

 piezza di una divisione nel mio microscopio (gr. mod. min. Koristka) è tale 

 che anche ad occhio se ne può apprezzare la quarta parte che equivale a 

 0,00163 nel valore dell'indice. 



Con un apparecchio simile a cella di circa 7 mm. e prismi di circa 30°, 

 una divisione corrispondeva a 0,0104 ed il suo quarto a 0,0026. 



Un portaoggetti a microprisma largo 4 mm., dette 113 divisioni per 

 lo ioduro di metilene (z = 1,743) e 83,6 per l'acqua; quindi 0,0139 per 

 ogni divisione e 0,0034 per ogni quarto. 



Data la semplicità ( l ) e la speditezza del metodo e per il fatto che va 

 sempre più estendendosi l'uso del tavolino traslatore (che del resto per questo 



( 1 ) Per la determinazione approssimata dell'indice dei liquidi col metodo dell'im- 

 mersione, mi sono pure servito d'un altro mezzo che può essere consigliato per la sem- 

 plicità. Fra i vetri per scopi ottici che fornisce la casa Schott & Genossen di Jena, dando 

 anche gli indici di rifrazione dei medesimi, ne ho scelti alcuni i cui indici non siano 

 molto discosti uno dall'altro. Li ho ridotti in polvere fina e messi in altrettanti tubetti 

 di vetro numerati, con una estremità chiusa e l'altra tirata alla lampada. Inclinando un 

 tubetto si fa cadere una piccolissima quantità della polvere, che contiene, nel liquido e 



