— 486 — 



liquido di altezza eguale alla colonna del liquido che si trova nelle branche 

 b e c. Ciò fatto, si fissa l'apparechino su un sostegno, in modo che non su- 

 bisca poi spostamenti di sorta ; s'introducono nelle branche aedi due elet- 

 trodi dischiformi di lamina di platino E ed E l5 in guisa che essi vengano a 

 trovarsi sempre allo stesso livello; si mettono gli elettrodi in comunicazione 

 con due serrafili, ai quali giungono i reofori portanti la corrente stradale 

 (110 o 220 Volta); e finalmente si aprono le chiavette r , r x . 



Mediante una disposizione adeguata, si fa passare la corrente per un 

 Milliamperometro, intercalato in serie nel circuito, per vedere, di tanto in tanto, 

 la frazione di Milliampère che passa per il sistema. L'intensità della corrente 

 non dev'essere superiore a 0,0001 Ampère, con una caduta di potenziale di 

 circa 5 Volta per centimetro, quando si sperimenta sopra soluzioni di colloidi 

 organici. Dopo che s' è fatta passare la corrente elettrica per 12, 24 o 48 ore, 

 s'interrompe il circuito, si chiudono le chiavette r ed r x , e si esaminano se- 

 paratamente il liquido positivo (quello in cui era immerso l'anodo) e il 

 liquido negativo (quello in cui era immerso il catodo). Si può anche rac- 

 cogliere il liquido contenuto in b , c (dopo aver lavato con acqua le branche 

 a , d), ed esaminarlo. 



Questa disposizione differisce da quella descritta da P. Cernovodeanu e 

 V. Henri (') solo in ciò: che io uso elettrodi non saldati nella parete del 

 tubo ma liberi, e che il tubo non ha una graduazione in millimetri incisa 

 sul vetro. Ora, per quanto riguarda la prima differenza, io credo che l'usare 

 elettrodi liberi sia reso necessario dal fatto che talora le lamine di platino 

 (più spesso l'elettrodo negativo) si ricoprono di una materia, su esse de- 

 positata, che non è facile allontanare senza portare le lamine all'incandescenza, 

 e poi lavarle con alcali o con acidi, e infine con acqua. E per quanto riguarda 

 la seconda differenza, è certamente meglio avere il tubo direttamente gra- 

 duato, ma si può raggiungere lo stesso scopo, con minore spesa, incollandovi 

 sopra una scala di carta con divisione in millimetri. Con questo apparecchio 

 si possono fare determinazioni quantitative. 



Seconda disposizione. 



Se invece si ha grande quantità di liquido, si può usare l'apparecchino 

 rappresentato dalla fig. 2, che serve solamente per ricerche qualitative. Si 

 prendono tre pesafiltri della capacità di circa 30 cm 3 ; in I e in III si met- 

 tono 15 cm 3 di acqua bidistillata, in II si mettono 15 cm 3 della soluzione col- 

 loidale da esaminare. Quindi si;riempiono di acqua bidistillata, tenendoli per 

 il manico, i due tubi ad U di vetro 1 e 2, aventi un diametro interno di 

 circa 1 cm; si applicano sulle aperture di ciascuno di essi due vetrini co- 



(') Compt. Eend. Soc. de Biol., LXII, n. 13, 26 avril 1907, pag. 669; Vedi anche: 

 Henri, Biodi. Zeitsclir., XVI, 473 (1909). 



