— 26 — 



perfettamente orizzontale, col mezzo di sensibilissimo livello a bolla d'aria , e poi 

 inclinandolo si legge il valore della tangente sopra la stadia distante IO" 1 , o, se l'an- 

 golo è piccolo, quella a 100'", le due stadie essendo collocate in modo che 1' asse 

 ottico del canocchiale e i loro due orli divisi si trovino sullo stesso piano verticale, 

 e così ambedue si leggano nel campo munito del solito reticolo. Affinchè la lettura 

 della tangente dell'angolo fatta dall'asse ottico del cannocchiale coll'orizzontale cor- 

 risponda esattamente all'angolo a che fa il piano, basta, ed è necessario che l'asse 

 ottico sia nel piano che passa per l'asse di rotazione C (Tav. II, Fig. 3) del trave 

 cui è fissato il piano di scorrimento. Così dopo aver battuta l'orizzontale OC, si 

 legge l'angolo d'inclinazione ICO del piano per via del cannocchiale H, qualunque 

 sia l'altezza del piano di scorrimento rispetto al coltello C intorno a cui fa la sua 

 rotazione. 



Ma se il cannocchiale non corrispondesse al piano dei coltelli, si verrebbe dopo 

 la rotazione a leggere la tangente 0' V (Pig. 4) la quale non sarebbe esatta, e corri- 

 sponderebbe al raggio C 0' maggior del raggio C 0. L'errore che si commetterebbe 

 realmente si può dir trascurabile, poiché per l'eccentricità E esso è dato da 



E 1 — cos. a 

 C 0 cos. a. 



Supposto anche C 0 = 10"', il massimo errore sarà 0,0043 E, per a = 45°, ossia, 

 quando E fosse pur di 10 centimetri, sarebbe 0, 000 43, nemmeno millimetro ; e 

 per C 0 == 100"', il massimo di a essendo per l'altezza della stadia tale da fornir 

 tang. a = 0,1, l'errore sarebbe ridotto a 0,00002. Conviene adunque che E sia piccolo, 

 ma non è necessario sia nullo. Nel mio apparecchio era sensibilmente nullo, sebbene 

 nel disegno abbia un poco spostato in giù il canocchiale per lasciar vedere i coltelli 

 di rotazione. 



Per dare l'inclinazione alla trave A, sostenuta da forte braga che termina nei due 

 coltelli C C posati su cavalietti di grosse e salde travi, si fa uso di un paio di mar- 

 tinetti che alzano una grossa chiocciola, entro la quale può girare una vite fermata 

 a snodo in Q al disotto della trave. Così si hanno i grandi movimenti, e poi colla 

 vite i piccoli, per ottenere con esattezza la voluta inclinazione, traguardando pel 

 canocchiale, mentre si manovra la vite. E poi da avvertirsi che a questo canocchia- 

 le II si è accomodato anche un oculare a prisma , che permette di osservare la 

 stadia durante la discesa della slitta, guardando di fronte senza alcun pericolo. 



Per assicurare maggiormente la stabilità dell' apparecchio durante la discesa 

 della slitta, si affronta un' altro robusto martinetto contro la coda della trave. 



Metodi ed avvertenze usate nello sperimentare. 

 Stato e qualità della superfìcie. 



Avendo portato col raschietto il piano di scorrimento ad una approssimazione 

 soddisfacente (che perfettamente piana, come fa il Whitworth, non darebbe tali diffe- 

 renze da meritare la grande spesa), e gli zoccoli della materia che si vuol esperi- 

 mentare essendo da più giorni saldamente fissati alla slitta in perfetto accordo per 



