— 326 — 



mòsfera, -presa colf alta fissa, unico mezzo per fare ricerche sperimentali su questa 

 elettricità , non è in tal caso possibile ottenere una corrente che agisca siili' ago 

 del galvanometro. Secondariamente per misurare mediante la corrente la elettrica 

 tensione di un punto, bisogna mettere un filo metallico in comunicazione col punto 

 stesso, ma senza che perciò cangi menomamente in questo punto, ne V accumulazione 

 elettrica, nè la influenza repulsiva degli altri punti dai quali esso è circondato. 

 Ma ciò, salvo un solo caso (§ 8, 2°) di elettricità voltaica, è impossibile del tutto ; 

 imperocché quando si tratta di elettrostatica, l'influenza sul filo metallico per l'av- 

 vicinamento di questo a quel punto, cangia in un subito la elettrica tensione dal punto 

 stesso. Perciò, quando anche non vi fossero altre difficoltà, già per motivo di questa 

 influenza, la corrente non potrebbe misurare la tensione di quel punto, appartenente 

 ad un corpo elettrizzato; e quindi neppure la facoltà del punto stesso a produrre 

 corrente. Ma inoltre, se dopo che la comunicazione del considerato punto col suolo 

 fu stabilita, egli fosse possibile mantenere la elettrica distribuzione, come la medesima 

 era un istante avanti il contatto del filo col suolo, potrebbe in tale caso la cor- 

 rente misurare almeno questa relativa ultima tensione, che però non sarebbe certo 

 quella cercata. Ma in elettrostatica non si può conservare questa ultima elettrica 

 distribuzione ; perciò nell' attuale secondo caso, non si potrà esattamente misurare 

 niuna delle indicate due tensioni ; e per conseguenza ninna delle due facoltà cor- 

 rispondenti dello stesso punto a produrre la corrente. In vece si misurerà la ten- 

 sione del punto, dopo che la elettrica corrente siasi ridotta costante. 



Per meglio dichiarare questo secondo caso, poniamo che un conduttore elet- 

 trizzato ed isolato si scarichi nel suolo, mediante un filo di lunghezza finita, e di- 

 sezione costante; la durata, comecché brevissima, della corrente di scarica, non può 

 rigorosamente considerarsi come istantanea, cosicché non possiamo supporre che la 

 medesima sia costante. Da ciò siegue, che la tensione del punto messo a comuni- 

 care col suolo , e perciò pure la intensità della corrente, decrescerà per gradi. 

 Apparisce chiaro adunque, che in questo caso, le indicazioni galvanometriche, non 

 avranno quel significato, che le medesime avrebbero, se la corrente fosse costante. 

 Da ciò discende, che per trovare nel nostro caso il vero significato galvanometrico, 

 la sola ipotesi che può farsi , consiste nell' ammettere che la forza viva dp, rice- 

 vuta dall'ago nel tempo dt, nel quale ha durato la corrente di scarica, sia proporzionale 

 tanto alla intensità i di essa, cioè alla quantità di elettrico, che nella unità di tempo 

 traversa la sezione costante del filo, quanto alla durata d t di questa corrente. Egli 

 è vero che la impulsione ricevuta dall'ago in un tempo determinato, per effetto della 

 corrente, dipende anche dalla posizione dell'ago stesso, nell'istante della osserva- 

 zione; ma può riguardarsi questa posizione come sensibilmente la stessa, durante il 

 tempo di brevissimo, in cui dura la corrente della elettrica scarica. Per conseguenza 

 si avrà 



dp — aidt, donde p — a fidi, 

 essendo a una costante. I limiti di questo integrale sono evidentemente quelli, nei quali 

 è compresa la durata della corrente : uno di questi è lo zero, e l'altro una quantità 

 di tempo assaissimo breve. Il differenziale idi rappresenta dunque la quantità di 

 fluido elettrico, passato nel tempo dt per una sezione qualunque del filo. Perciò fidi 



