— 188 — 



« Descritto l'apparecchio, dico ora del modo di adoperarlo. 



« Un raggio di luce solare, dopo avere abbandonato la parte calorifica 

 in tubo cilindrico limitato da facce piane, parallele e trasparenti e ripieno 

 di soluzione di allume, viene a cadere sullo specchio e da questo riflesso. 

 Normalmente alla posizione segnata in figura e ad una distanza che si può 

 far variare a piacere, è situata una cellula a selenio. Se il tamburo T stesse 

 sempre fermo nella posizione della figura, per ogni giro dello specchio il 

 raggio luminoso verrebbe a colpire una volta il selenio. Ma, quando si vuol 

 fare una misura, il tamburo T è situato con l'appendice D rivolta in basso 

 e propriamente dove è segnata la lettera H; ed il braccio B impedisce che 

 a girando tocchi al ' . Un galvanometro a sistema astatico e ad alta resistenza 

 è in circuito con l'apparecchio, col selenio e con un elemento di pila nor- 

 male. Se allora mentre lo specchio gira con una velocità conosciuta, si 

 muove il braccio B secondo la freccia, il tamburo T viene spinto a destra 

 per effetto di M e, quando a viene ad urtare con a',, anch' esso comincia a 

 rotare. Ma la sua rotazione viene limitata soltanto ad un giro per effetto 

 del congegno E. In questo unico giro il raggio di luce colpisce una volta 

 sola il selenio e la molla N chiude una volta sola il circuito elettrico, la 

 qual chiusura produce una deviazione impulsiva nel galvanometro. Faccio 

 osservare come il modo di funzionare dell' apparecchio non consenta che di 

 avere delle deviazioni impulsive, dipendentemente dal tempo per cui vien 

 chiuso il circuito della molla N. Inoltre queste deviazioni essendo piccole 

 (inferiori ai cinque centimetri) ed essendo il cannocchiale a scala situato 

 alla distanza di m. 2,56 dal galvanometro, assumo le deviazioni ottenute come 

 proporzionali alle intensità delle correnti. Non solo, ma poiché la resistenza 

 del galvanometro e della pila sono trascurabili di fronte a quella della cel- 

 lula adoperata (258.100 ohm), così, a meno di un fattore costante per tutte 

 le misure, le deviazioni del galvanometro rappresentano i valori della con- 

 ducibilità variabile della cellula. 



« Tra l'istante in cui il selenio è colpito dalla luce e quello in cui il 

 circuito viene chiuso, esiste un intervallo di tempo che viene apprezzato pre- 

 cedentemente, leggendo sul cerchio graduato il numero dei gradi che passa 

 tra la posizione dello specchio in cui questo riflette sul selenio e quelle in 

 cui si stabilisce il contatto a mezzo della molla N. Se allora si fanno delle 

 letture quando non si adopera il raggio di luce e quando questo si rimette, 

 si osserverà se l'azione di quel raggio luminoso perdura sul selenio sino ad 

 un tempo che è dato appunto dal numero di gradi letto sul tamburo e dalla 

 velocità di rotazione dello specchio. 



« Nelle esperienze da me fatte lo specchio era mosso da un movimento 

 di orologeria. Non essendo questo movimento uniforme, dovevo, al principio 

 di ogni misura, dare tutta la carica, e far sempre scattare il braccio B dopo 



10 stesso tempo dal principio del moto. Lo specchio così quando avveniva 



11 contatto elettrico, aveva sempre la velocità di un giro ogni 15", 8. 



