— 250 — 



prolunga in un tubo pure di rame, al quale è saldato ad una certa altezza 

 un altro tubo di rame dello stesso diametro che il tubo di condensazione, e 

 che con esso si unisce mediante un giunto a vite. 



« A due centimetri circa dall'estremità libera del tubo di condensazione 

 è saldato un tubo di rame più piccolo, del diametro interno di 1 cm. e lungo 

 circa 7 cm., il quale tagliato alla sua estremità a sezione ellittica entra 

 mediante un turacciolo di sughero in un tubo di vetro del diametro di 24 mm. 

 e della lunghezza di 8 cm. La estremità inferiore di questo tubo è chiusa 

 pure da un turacciolo nel quale passa un tubetto di vetro a robinetto. Sopra 

 il detto tubo di vetro a due centimetri circa dalla sua estremità superiore 

 è saldato lateralmente un tubo di vetro più piccolo, il quale è unito ad un 

 tubo a serpentino verticale, circondato da acqua corrente, nel quale si compie 

 la condensazione del vapore. 



« Nel collo del pallone o della caldaina è introdotto mediante un tappo 

 un termometro, che dà la temperatura del vapore all'entrata nel tubo di con- 

 densazione, e così nella estremità di questo è pure introdotto un termometro 

 che dà la temperatura all'uscita. Accanto al tubo di condensazione sono 

 disposti verso le due estremità, alla distanza di cinque a sei centimetri, due 

 termometri che danno la temperatura esterna. 



« Le esperienze si eseguirono nel seguente modo. Portato alla ebolli- 

 zione il liquido, si attendeva che i due termometri immersi nel vapore indi- 

 cassero temperature costanti e che il liquido distillasse in modo costante e 

 piuttosto copioso dal serpentino. Allora ad un dato istante, che si notava, 

 si chiudeva il robinetto sopra indicato, cosicché il liquido condensato nel 

 tubo di rame veniva a raccogliersi nel tubo di vetro, mentre il vapore in 

 eccesso passava nel serpentino. Si disponeva poi subito sotto il robinetto un 

 recipiente pesato, e tenendo aperto quello, si raccoglieva in questo il liquido a 

 misura che si andava condensando. Dopo un intervallo di tempo opportuno, 

 secondo i liquidi, ad un dato istante, che di nuovo si notava, si chiudeva il 

 robinetto, e si poteva incominciare anche subito un'altra determinazione. 

 Ripesando il detto recipiente si aveva il peso di vapore condensato nel tempo 

 misurato, e si riduceva all'intervallo di un'ora. 



» Si calcolava il coefficiente C nel seguente modo. È ammesso, e fu con- 

 fermato come dissi sopra, dall'esperienza, che nel caso della trasmissione di 

 calore attraverso alla parete di un tubo metallico percorso da una corrente 

 di vapore si può assumere come coefficiente di trasmissione il coefficiente di 

 conduttività egterna relativo alla faccia lambita dall'aria. Ora quest'ultimo 

 è dato dalla somma del coefficiente di irradiazione e del coefficiente di con- 

 vezione. Ciascuno di questi poi è il prodotto di due altri coefficienti : l'uno di- 

 pendente soltanto dalla differenza fra le due temperature dei due ambienti, 

 e che chiameremo h per l'irradiazione, e h' per la convezione ; l'altro dipen- 

 dente dalla natura della superficie del corpo, nel caso dello irradiamento, 



