— 489 — 



circonda inoltre, senza toccarlo, una parte del tratto sottile C D ; infine questo 

 tratto sottile traversa, come risulta dalla figura, una specie di isolatore Ma- 

 scari, e cioè un piccolo bulbo di vetro I riempito a metà con acido solforico. 



« Nonostante tale disposizione è impossibile mantenere costante, sia 

 pure per un breve tempo, il potenziale dell' armatura interna, giacché la 

 carica comunicata a questa armatura deve disperdersi, oltreché per con- 

 duzione lungo la superfìcie esterna del tubo a partire dal punto D, anche 

 per assorbimento nella massa del vetro oppure per conduzione attraverso di 

 esso. E vedremo infatti che a queste ultime cause principalmente debbono 

 attribuirsi le perdite di carica, ad impedire le quali non gioverebbe nemmeno 

 di adottare delle armature non aderenti al vetro. Un elettrometro in comu- 

 nicazione coli' armatura interna del condensatore deve perciò indicare un poten- 

 ziale continuamente decrescente, e sarebbe difficile scoprire accanto a questa 

 diminuzione un'altra variazione di potenziale qualora si sottomettesse il vetro 

 ad una trazione. 



« A rimediare a tale inconveniente, mentre il condensatore comunica, 

 come al solito, con una coppia di quadranti di un elettrometro Mascart, ho 

 messo l'altra coppia di quadranti in comunicazione, anziché colla terra, con 

 un secondo condensatore (che chiamerò « condensatore di compensazione ») 

 identico per quanto possibile al primo. È chiaro che con una tale disposizione, 

 qualora i due condensatori fossero perfettamente identici fra di loro e che 

 venissero caricati primitivamente al medesimo potenziale, l'ago dello strumento, 

 malgrado le perdite, dovrebbe conservare invariabile la sua posizione. Sfor- 

 tunatamente però questa perfetta uguaglianza non si realizza, e per tale motivo, 

 anche caricati i due condensatori allo stesso potenziale, essi perdono le loro 

 cariche con velocità diverse e l'ago dell'elettrometro indicherà fra le due coppie 

 di quadranti una differenza di potenziale continuamente variabile. Ma ad ogni 

 modo lo spostamento dell'ago succede più lentamente di prima e non potrà 

 più dissimulare le piccole variazioni di potenziale che formano l' obbiettivo 

 di questa indagine. Per rendere il più lento possibile questo movimento con- 

 tinuo dell'ago occorre procedere a tentativi, sia scegliendo opportunamente le 

 dimensioni del tubo da adoperare come condensatore di compensazione, sia 

 caricando i due condensatori per tempi diversi. Tentai anche di ottenere lo 

 stesso risultato variando la capacità del condensatore di compensazione, il 

 quale, a tale scopo, mentre internamente era argentato come al solito, ester- 

 namente lo era soltanto per una parte della sua lunghezza; un'armatura di 

 stagnola, che poteva spostarsi lungo il tubo, lasciava aumentare o diminuire 

 la capacità del sistema. Ma dovetti convincermi che queste variazioni avevano 

 pochissima influenza sulla velocità colla quale diminuiva il potenziale ; il che 

 mi pare dimostri che le perdite di elettricità avvengono non tanto lungo la 

 superficie del vetro a partire da D (veggasi la figura), quanto per assorbimento 

 o conduzione attraverso tutta la massa del coibente; poiché in tale caso, 

 Rendiconti. 1894, Vol. Ili, 1° Sem. 63 



