— 490 — 



aumentando la superficie del condensatore si fanno crescere, proporzionalmente 

 alla capacità del sistema, anche le vie di perdita dell'elettricità. 



« È ovvio che l' impiego del secondo condensatore, oltre a rallentare, 

 come si è visto, il movimento dell'ago prodotto dalle 

 perdite di carica, permette anche di adoperare dei 

 potenziali piuttosto elevati, senza che perciò occorra 

 diminuire la sensibilità dell'elettrometro. Natural- 

 mente l'elettrometro con tale disposizione indica sol- 

 tanto le differenze di potenziale fra le due coppie 

 di quadranti, oppure le variazioni di potenziale su 

 una di esse, mentre occorre un altro mezzo per misu- 

 rare il potenziale medesimo. Mi sono servito a tale 

 scopo dell'elettrometro idiostatico recentemente de- 

 scritto dal prof. Eighi ( J ); e mentre una coppia di 

 quadranti dell'elettrometro Mascart comunicava col 

 condensatore che doveva subire l'azione dei pesi, 

 l'altra coppia comunicava, oltreché col condensatore 

 di compensazione, coll'elettrometro Eighi. 



« Per attaccare i pesi al condensatore e per 

 toglierli dal medesimo mi servivo del congegno se- 

 guente. Mediante due fili di ferro che scendevano pa- 

 rallelamente al tubo A B i pesi erano sospesi al 

 braccio corto di una bilancia romana. Il braccio lungo 

 di questa era fermato in qualche modo, onde tenere 

 sollevato il braccio corto e con esso i pesi ; e solo quando, liberando il braccio 

 lungo, si lasciava scendere quello corto, i pesi venivano ad attaccarsi, mediante 

 un gancio che ne emergeva, al nastro incollato in A ; ed allora soltanto essi 

 esercitavano la loro trazione sul condensatore. 



« 3. Per fare delle esperienze cominciavo collo stabilire una comunica- 

 zione delle due coppie di quadranti dell'elettrometro Mascart fra di loro e con 

 un polo di una pila rame-zinco-acqua (sino a 100 coppie); dopo soltanto met- 

 tevo anche i condensatori in comunicazione colle rispettive coppie di quadranti 

 e ciò lo facevo per i due condensatori contemporaneamente oppure ad un certo 

 intervallo l'uno dopo l'altro (dissi già il motivo di questo intervallo). Cari- 

 cati così tutti e due per un tempo sufficiente e letta la posizione dei due 

 elettrometri interrompevo la comunicazione colla pila e quella delle due coppie 

 di quadranti fra di loro. Immediatamente, per la ineguale perdita di elet- 

 tricità sui due condensatori, l' ago dell' elettrometro Mascart cominciava a 

 muoversi e lo stesso si dica dell'altro elettrometro; ad intervalli regolari 

 (p. e. ogni minuto) leggevo la posizione dell' elettrometro Mascart, e solo 



(i) Mem. della E, Accad. di Bologna, serie V, t. IV, (1894). 



