— 547 — 



la stessa in tutti. Questo modo di vedere sembra per l'appunto comprovato 

 dai sismometrografi del Collegio Komano, nei quali le tracce maggiori si 

 riscontrarono costantemente in quelli col pendolo più lungo. L'esperienza però 

 mi ha dimostrato come la grandezza delle tracce non sempre sia proporzio- 

 nale alla lunghezza dei vari pendoli impiegati, sia a causa della diversa 

 entità degli attriti nei vari strumenti, sia a causa d'interferenza tra i mo- 

 vimenti del suolo e quelli propri della massa pendolare, sia a causa di suc- 

 cessiva e graduale amplificazione nel movimento di questa, in seguito ad un 

 maggiore o minore sincronismo dei pendoli colle ondulazioni del suolo. 



« Questa proprietà dei sismometrografi, a massa stazionaria, di potere re- 

 gistrare tanto i terremoti vicini quanto quelli lontani, è un requisito che 

 manca a tanti altri strumenti, come i pendoli orizzontali, i tromometri, gli 

 strumenti magnetici ecc., appunto perchè in questi la massa pendolare è com- 

 pletamente libera, e non è quindi raro il caso che i medesimi possano rima- 

 nere indifferènti allo scoppiare di terremoti anche a piccolissime distanze. 

 A mio parere adunque, sotto il punto di vista puramente sismologico, la 

 nostra attenzione deve essere rivolta al perfezionamento del sismometrografo 

 a pendolo, e nel far sì che il medesimo possa da solo sostituire con vantaggio 

 tutta l' interminabile serie di apparecchi sismici finora costruiti, e diventare 

 così uno strumento unico d' investigazione per lo studio completo dei terre- 

 moti, come già altra volta ho avuto occasione di dire ( 1 ). Assecondando questo 

 mio modo di vedere, il chiarirlo prof. P. Tacchini, direttore dell' Uff. Centr. 

 di Met. e Geod., ha favorevolmente accolto il mio desiderio di far costruire 

 un altro modello di sismometrografo, il quale rappresenti un passo in avanti 

 anche per rispetto all'ultimo costruito, che ha registrati in modo così soddi- 

 sfacente i terremoti di sopra menzionati. 



« Nel novello strumento è aumentata la lunghezza del filo di sospensione 

 del pendolo fino a 16 metri ( 2 ), e per mantenere in esso la voluta sensibi- 

 lità, è stata in pari tempo portata a 200 kg. la massa pendolare. Oltre a ciò 

 fu raddoppiata la velocità nello svolgimento ordinario della carta sotto gli 

 stili scriventi, e furono introdotti parecchi altri miglioramenti, tra cui quello 

 della registrazione automatica del tempo di mezz'ora in mezz'ora, mediante 

 un piccolo spostamento laterale della zona di carta al di sotto degli stili 

 scriventi, senza che questi vengano in niun modo perturbati. 



« Questo apparecchio, già quasi del tutto installato al Collegio Eomano, 

 spero che acquisterà una sensibilità straordinaria, da avvicinare, se non ugua- 



(*) Vedi l'ultima pagina della mia relazione I terremoti segnalati a Roma nel biennio 

 1891-92 ed il sismometrografo a registrazione continua. Ann. dell'Uff. Cent. Met. e Geod. 

 It., ser. 2 a , voi. XII, parte I, 1890, p. 175 — Koma, 1893. 



( 2 ) Questa è la massima lunghezza, di cui si può per adesso provvisoriamente di- 

 sporre, fino a che non si possa utilizzare un altro locale, meglio adatto e già in vista, nel 

 quale si raggiungerà un'altezza di circa 30 metri. 



Rendiconti. 1894, Vol. Ili, 1° Sem. 70 



