— 549 — 



« Torna qui utile fare un confronto con il tromometro fotografico, da me 

 proposto nella sua ultima forma ('), il cui scopo è di poter sostituire con 

 vantaggio i sismometrografi a registrazione meccanica, quando i movimenti 

 del suolo siano così lievi da sfuggire completamente ai medesimi. Anzi se 

 ben si consideri, detto strumento potrebbe più propriamente chiamarsi sismo- 

 metrografo fotografico, perchè appunto il suo modo di funzionare non diffe- 

 risce esenzialmente dai sismometrogratì a registrazione meccanica, salvo una 

 minore entità degli attriti nel meccanismo, la totale soppressione degli stili 

 scriventi, ed una assai maggiore amplificazione del movimento coll'uso degli 

 specchi ( 2 ). Infatti, negli attuali tromometri fotografici, già costruiti, la lun- 

 ghezza del piccolo braccio superiore del pendolino moltiplicatore essendo di 

 circa 3 cm e la distanza della carta fotografica dagli specchi di circa due 

 metri V ingrandimento risulta approssimativamente di 130 volte il moto 

 effettivo sia del suolo, sia della stessa massa pendolare, mentre tale ingrandi- 

 mento si è creduto limitare a sole 10 volte nei sismometrografi fin qui 

 costruiti. 



« Si sa bene che accrescendo sempre più nei sismometrografi. tanto la 

 massa, quanto la lunghezza del pendolo, si potrà fare una seria concorrenza 

 alla sensibilità degli attuali tromometri fotografici; ma non bisogna dimen- 

 ticare che sarà sempre in nostro potere di fare altrettanto in quest'ultimi, 

 per assicurarne la superiorità. In questa lotta, che potrà ingaggiarsi tra le 

 due specie di strumenti, ognun vede come, a pari massa e lunghezza del 

 pendolo, la vittoria deve sicuramente restare al tromometro fotografico, come 

 quello in cui è affatto soppresso l'attrito all'estremità degli stili scriventi, 

 e sono considerevolmente ridotti tutti gli altri ( 4 ). 



(!) Si trova descritto nei Rendiconti della R. Acc. dei Lincei — Ser. 5 a , Voi, 11°, 

 . 1° sem. 1893, p. 28. 



( z ) Il sismometrografo ha finora sopra il tromometro fotografico la superiorità incon- 

 trastabile della maggior velocità nello svolgimento della carta, la quale permette una 

 maggior precisione nelle ore e maggiori particolarità nei diagrammi. Ma se per il mo- 

 mento, a solo scopo di economia, dobbiamo accontentarci della velocità di 3 cm all'ora data 

 alla carta fotografica, ciò non toglie in appresso che questa si possa far svolgere anche 

 con maggior prestezza, sostituendo un altro acconcio registratore al tamburo, sul quale 

 ora è avvolta. 



( 3 ) Nel pendolo orizzontale del dott. E. von Rebeur-Paschwitz l'apparato per la re- 

 gistrazione fotografica è situato a circa 4 1 I 2 metri dallo specchio; ciò che fa vedere non 

 essere difficile ottenere un'amplificazione maggiore nel mio tromometro fotografico, tanto 

 più se si pensi di provvedere ad una maggiore nettezza delle linee focali, mediante l'ag- 

 giunta di una lente cilindrica a corto fuoco dinanzi alla fessura del tamburo registratore, 

 come ha proposto lo stesso Rebeur-Paschwitz. 



( 4 ) Prendo qui l'occasione per accennare ad un perfezionamento da arrecarsi al mio 

 tromometro fotografico, rendendone così ancor più completa la rassomiglianza col nuovo 

 tipo di sismometrografo da me costruito. Si tratterebbe di sostituire due specchietti ver- 

 ticali, posti in un medesimo piano, ai due bracci più lunghi delle leve moltiplicatrici del 



