— 550 — 



« Nel fin qui detto, ho inteso sempre parlare di registrazione meccanica 

 o fotografica delle sole componenti orizzontali del movimento sia del suolo, 

 sia della massa del pendolo. In quanto alla componente verticale, io ritengo 

 utile doversi ricorrere ad una 2 a massa a parte, la quale possa comportarsi 

 anche da stazionaria in presenza di movimenti sussultori piuttosto rapidi 

 del suolo, acquistando, mediante opportuno congegno, un lungo tempo di oscil- 

 lazione dall'alto al basso e viceversa, paragonabile a quello posseduto dal- 

 l'altra massa, destinata alle due componenti orizzontali. La costruzione di tale 

 congegno è senza dubbio non facile; ma non è a dubitare che con tenacità 

 di propositi si finirà per riuscire allo scopo prefìsso. 



« Inutile dire che la registrazione della componente verticale deve effet- 

 tuarsi sulla stessa carta, su cui sono registrate le due orizzontali ». 



Fisica. — Ulteriori esperienze sopra un nuovo tipo d'igro- 

 metro. Nota di G. Agamennone e F. Bonetti, presentata dal Socio 

 Blaserna. 



Questa Nota sarà pubblicata nel prossimo fascicolo. 



sismometrografo. Con tale disposizione si farebbe a meno del prisma a riflessione totale 

 per la registrazione di una delle due componenti orizzontali; e potendosi rendere assai 

 vicino (anclie ameno di un centimetro) il filo di sospensione del pendolo agli assi di rotazione 

 degli anzidetti specchietti, si otterrebbe notevolmente accresciuto l'ingrandimento dello stru- 

 mento. Come si vede, il pendolino amplificatore, che è verticale nel tromometro già costruito, 

 verrebbe rimpiazzato da due piccole leve orizzontali, ciascuna delle quali ruoterebbe attorno 

 ad un delicatissimo asse verticale. I due assetti verticali rimpiazzerebbero adunque l'at- 

 tuale sospensione cardanica del pendolino amplificatore. Inutile dire che colla nuova posi- 

 zione degli specchietti, le linee focali risulterebbero adesso verticali, e per conseguenza 

 il tamburo del registratore fotografico dovrebbe disporsi coll'asse di rotazione orizzontale. 

 Per rendere poi sensibile lo strumento ai più piccoli movimenti del suolo, basta accrescere 

 il più possibile la massa pendolare allo scopo di poter vincere gli attriti inerenti allo stru- 

 mento, e cioè quello, estremamente piccolo, dovuto agli assi di rotazione degli specchietti, 

 e quello derivante dalla lieve pressione con cui il filo di sospensione del pendolo deve 

 essere premuto contro le asole, ad angolo retto tra loro, relative alle due piccole leve oriz- 

 zontali degli specchietti mobili. Con questa nuova disposizione del tromometro, l'accresci- 

 mento della massa non presenta in pratica alcuna difficoltà, poiché la medesima viene a 

 stare al disotto dello strumento, e non è neppure necessario che abbia una forma regolare. 



