— 555 — 



« Il 27 aprile testé decorso un forte terremoto scosse tutta la Grecia ; 

 delle lunghe ondulazioni di terreno si propagarono a grandissima distanza. In 

 tal caso nella zona del sismometrografo ottenni pure in modo assai chiaro le 

 singole onde trasversali e ne dedussi anche in questo caso il periodo di oscil- 

 lazione doppia di 7 S ,2, la lunghezza di 18 chilometri, la freccia di 15 cen- 

 timetri circa, il tempo all'origine e la distanza dell'epicentro. Ma queste onde 

 avendo avuto un periodo assai più breve di quelle del 22 marzo, non sono 

 sufficientemente distanti le une dalle altre da poter fare, senza difficoltà, la 

 composizione del movimento. Oltre a ciò le brevi onde longituditunali che pre- 

 cedono le trasversali sono difficilmente percettibili, quantunque indiscutibil- 

 mente registrate. 



« Si vede dunque che nei grandi sismometrografi si deve dare alla carta 

 una velocità di svolgimento superiore a 44 centimetri all'ora, se si vogliono 

 ottenere eccellenti risultati. Io credo che la velocità di 60 centimetri all'ora 

 sia molto bene appropriata. 



« Abbiamo visto che la lunghezza delle onde fu di 42 chilometri nel 

 caso del terremoto del Giappone, di 18 nel caso del terremoto della Grecia. 

 A quale ragione deve attribuirsi questa differenza ? Per rispondere a tale do- 

 manda sarebbe necessario che venissero impiantati, nei principali osservatori 

 geodinamici del regno, e negli osservatori esteri che si occupano della pre- 

 sente questione, dei grandi sismometrografi in cui la velocità di svolgimento 

 della carta fosse, come si è già detto, di 60 centimetri all'ora, la lunghezza 

 degli stili 30 centimetri, il rapporto di amplificazione uno a dieci, la lun- 

 ghezza del pendolo possibilmente di 7 metri, la massa pendolare di 100 chi- 

 logrammi, la zona di carta larga 8 centimetri almeno. 



« La importanza dei problemi che si anderebbero a risolvere con questi 

 apparecchi è tale che compenserebbe ad usura la tenuissima spesa necessaria 

 per il loro impianto ». 



Chimica. — Sulla furinone chimica dell'acido filicico ('). Nota 

 di G. Daccomo, presentata dal Socio E. Paterno. 



« In un lavoro precedente ho riferite alcune mie ricerche sull'acido fili- 

 cico ( 2 ), ricerche le quali se avevano lo scopo di indagare la costituzione, erano 

 però ben lontane dall' aver la pretesa di essere complete. A quella pubblica- 

 zione tennero dietro alcune osservazioni critiche prima di E. Luck ( 3 ) poi di 

 E. Paternò ( 4 ) ed infine di Hugo Schiff ( 5 ). 



(!) Lavoro eseguito nel Laboratorio di Chimica farmaceutica della E. Univ. di Modena. 



(2) Berichte der deutsch. chem. Gesell. XXI. 2962. Ann. Chim. Farmac. 1888, p. 295. 



( 3 ) Berichte der deutsch. chem. Gesell. XXI. 3465. 



( 4 ) Bendiconti Acc. Lincei, 1889, p. 144. 



( 5 ) Ibidem, seduta 17 marzo 1889. 



Bendiconti. 1894. Vol. III, 1° Sem. 71 



