— 587 — 



condensatore, costituito da alcuni bicchieri di vetro di grandezza diversa, con- 

 tenenti del mercurio e ricoperti esternamente da un foglio di stagnola. I quattro 

 punti A, B, C, D sono messi rispettivamente in comunicazione, per mezzo 

 dei quattro morsetti 1, 1', 2, 2' dell'apparecchio, con le quattro lastre di rame 

 0, b, c, d, racchiudenti lo spazio in cui si vuol generare il campo elettrico 

 rotante. Un commutatore a mercurio I serve ad invertire la rotazione del 

 campo elettrico, e quindi la deviazione dell'equipaggio mobile. Un voltometro 

 di Cardew V serve alla misura della differenza di potenziale efficace V fra 

 i punti P e Q ; ed un elettrometro a quadranti di Mascart E, adoperato col 

 metodo di Joubert, serve, coli' intermediario del commutatore N, alla misura 

 delle differenze di potenziali efficaci tra A e B, C e D. E poiché la condi- 

 zione da soddisfarsi, affinchè il campo elettrico, generato da queste differenze 

 di potenziali, abbia, come è necessario per i miei esperimenti, un' intensità 

 costante ed una direzione rotante con velocità uniforme, è che tali differenze 

 di potenziali siano uguali, ne segue che la costanza e l'uniformità di rota- 

 zione del campo si possouo ottenere facendo variare per tentativi tanto il 

 numero delle colonne di acqua distillata inserite fra A e B, quanto il numero 

 dei bicchieri esistenti fra C e D. 



« Nelle prime colonne della seguente tabella sono indicati i risultati 

 delle mie esperienze, eseguite, alla temperatura di circa 20° C, sopra un 

 cilindro convenientemente essiccato di carta paraffinata, vuoto e chiuso, del 

 peso di 2,011 grammi, dell'altezza di 26 mm., del diametro esterno di 30 mm. 

 e della grossezza di 1 mm. Nella seconda colonna sono registrate le diffe- 

 renze di potenziali efficaci V in volt, misurate per mezzo del voltometro di 

 Cardew; nella terza colonna le differenze di potenziali efficaci v in volt fra 

 i punti R ed S, rispettivamente ottenute moltiplicando per 2 le letture sul 

 voltometro; e nella quarta colonna le letture d in millimetri fatte col can- 

 nocchiale. 



N° 



V 



V 



d 



osservato 



d 



calcolato 



J 



0/ 



— /o 



1 



40 



80 



18,0 



17,31 



+ 0,69 



+ 3,8 



2 



48 



96 



23,4 



24,15 



— 0,75 



— 3,2 



3 



56 



112 



30,8 



82,03 



— 1,23 



— 4,0 



4 



64 



128 



39,8 



40,90 



— 1,10 



— 2,8 



5 



72 



144 



50,0 



50,70 



— 0,70 



— 1,4 



6 



80 



160 



61,2 



61,55 



— 0,35 



-0,6 



7 



88 



176 



73,2 



73,46 



— 0,26 



— 0,4 



8 



96 



192 



85,6 



85,86 



— 0.26 



— 0,3 



9 



104 



208 



100,4 



99,50 



+ 0,90 



+ 0,9 



10 



112 



224 



113,2 



113,87 



— 0,67 



— 0,6 



