E. H. VON BAUMHAUER. SUR ^AREOMETRE NORMAL. 341 



rantes du commerce et de l'industrie, de ramener chaque fois le 

 liquide à la température normale, on voit que l'usage des tables 

 de réduction s'impose forcément, et qu'ainsi disparaît l'avantage 

 qu'on attribue ordinairement à ce genre d'aréomètres. Si, main- 

 tenant, on réfléchit que leur échelle doit offrir pour beaucoup de 

 liquides, tels que les mélanges alcooliques, par exemple, une 

 division inégale, irrégulière et, partant, difficile à construire; 

 que le défaut de liaison entre les bases de ces divei^es échelles 

 rend impossible toute comparaison entre leurs indications; enfin, 

 que la multiplicité des appareils apporte de véritables entraves 

 dans la pratique , on conviendra, je pense , qu'il est à souhaiter qu'un 

 aréomètre unique vienne remplacer tous ces instruments spéciaux. 



Cet aréomètre normal devant convenir à tous les liquides quel- 

 conques, le principe de sa division ne pourra être emprunté qu'à 

 la propriété que la nature de l'aréomètre le destine à mesurer 

 directement, le volume ou le poids spécifique. C'est donc entre 

 les volumètres et les densimètres que nous avons à choisir. Chez 

 les premiers, la tige, supposée exactement cylindrique ou prisma- 

 tique porte des divisions toutes égales entre elles; chez les 

 seconds, au contraire, les divisions de l'échelle vont, comme 

 dans les alcoomètres et autres instruments analogues, en s'allon- 

 geant à mesure qu'elles se rapportent à des liquides plus légers; 

 seulement, cet accroissement est uniforme pour les densimètres, 

 tandis qu'il ne l'est pas pour les alcoomètres. La différence que 

 je viens de rappeler me paraît décisive en faveur du volumètre, 

 parce qu'elle rend sa construction plus facile. Sans doute, la di- 

 vision en parties inégales, telle que le densimètre la demande, 

 ne présente pas de bien grandes difficultés; mais la division en 

 degrés égaux est encore beaucoup plus simple et, par suite, 

 moins sujette à erreur; l'ouvrier pouvant l'effectuer immédiate- 

 ment à l'aide de sa machine à diviser, après avoir déterminé 

 expérimentalement deux points de l'échelle , ou un plus grand 

 nombre si la tige de l'aréomètre n'est pas exactement cylindrique. 

 Rien de plus facile, d'Iilleurs, que de passer des indications du 

 volumètre à celles que le densimètre aurait fournies: les volumes 



