344 



E. H. VON BAUMHAUER. SUR L'AREOMETRE NORMAL. 



il est à prévoir que là aussi elles ne tarderont pas à faire 

 place à celles de l'aréomètre centigrade , qui sera alors d'un 

 usage exclusif, chez nous, dans toutes les branches de service. 



La méthode habituellement suivie pour la construction de 

 l'échelle aréométrique , à l'aide de quelques points fixes déterminés 

 dans des mélanges de densité connue, laissant beaucoup à dési- 

 rer, j'ai proposé aux constructeurs une autre méthode, quoique 

 déjà ancienne, qui, sans être moins exacte, exige bien moins 

 de précautions; l'on n'a besoin que d'eau distillée, d'un ther- 

 momètre, d'une balance et d'une boite de poids minces, cylin- 

 driques, faits de fil de platine ou de laiton. Expliquons cette 

 méthode pour les échelles des aréomètres destinés aux liquides 

 moins denses que l'eau. 



Le poids de l'aréomètre ouvert et muni d'une échelle pro- 

 visoire quelconque est d'abord déterminé exactement dans l'air, 

 et l'on observe ensuite sur l'échelle la position que prend 

 l'instrument dans l'eau distillée à 15° C. Pour trouver les 

 points où doivent être placées les indications des divers degrés, 

 on introduit successivement dans la tige de l'appareil des poids 

 représentant un nombre correspondant de centièmes du poids 

 total primitif, et l'on observe chaque fois le point d'affleurement 

 dans l'eau distillée de 15° C; mais, vu que c'est l'eau à 4° C 

 et non à 15° C qui a été prise comme point de départ, la 

 charge de l'aréomètre ne doit pas se faire par des centièmes 

 justes, mais par des fractions du poids total que la table suivante 

 fait connaître: en posant 1 — D" == 0,0008692 et négligeant la 



correction -f- 



n 



c. m' 2 (voyez form. (7) pag. 360). 



100 



