E. H. VON BAUMHAUER. SUR L'AREOMETRE NORMAL. 345 



Degré 



Poids. 



Degré 



Poids. 



Degré 



Poids. 



Dégrë 



Poids. 



Degré 



Poids. 



1 



0.00912 



7 



0.06907 



13 



0.12902 



19 



0.18896 



25 



0.24891 



2 



0.01911 



8 



0.07906 



14 



0.13901 



20 



0.19895 



26 



0.25890 



3 



0.02910 



9 



0.08905 



15 



0.14900 



21 



0.20895 



27 



0.26889 



4 



0.03910 



10 



0.09904 



16 



0.15899 



22 



0.21894 



28 



0.27888 



5 



0.04909 



11 



0.10903 



17 



0.16898 



23 



0.22893 



29 



0.28888 



6 



0.05908 



12 



0.11902 



18 



0.17897 



24 



0.23892 



30 



0.29887 



Si, par exemple, l'aréomètre pèse 43,562 gr. dans l'air, il 

 faudra le charger de 43,562 X 0,00912 = 0,397 gr. pour obtenir 

 dans l'eau de 15° C l'indication du degré 1. On détermine de 

 cette manière au moins trois points de l'instrument, et un plus 

 grand nombre si la distance non proportionnelle entre ces points 

 indique la non-cylindricité de la tige. Après avoir débarrassé 

 l'aréomètre de sa charge, et avoir remplacé l'échelle provisoire 

 par l'échelle définitive, dont on fixe la position à l'aide de cire 

 à cacheter, on remet l'instrument, bien nettoyé, sur la balance. 

 Il est indispensable de lui rendre exactement le poids qu'il avait 

 lors de la première pesée, ce qu'on obtient facilement en ajou- 

 tant ou enlevant un peu de verre au moment où l'on ferme la 

 tige à la lampe. L'instrument achevé, plongé dans l'eau à 15° C, 

 ne doit pas indiquer le point O, mais un point supérieur d'envi- 

 ron 0,087 de degré, parce que c'est l'eau à son maximum de 

 densité qui fixe le O de l'échelle. 



Si l'on veut appliquer la correction pour la capillarité, les 

 poids trouvés comme ci-dessus, doivent encore être augmentés 

 d'un nombre de milligrammes donné par l'expression 



— m' 2 d v = 0,0314 m 1 2 d v, 

 100 ' 



dans laquelle 



m' 2 = une constante pour l'eau distillée, 



d = diamètre de la tige en millimètres , 



v •= le nombre de degrés 



