346 E. H. VON BAUMHAUER. SUR L'AREOMETRE NORMAL. 



Supposant m' 2 =r 6 (voyez pag. 360) cette expression devient: 



-f- 0,188 d v. 

 Voici une petite table de la correction: 



Degré. 



Diam. 



Cl — tfc 



Diam. 



,7 c 



» =; o 



Diam. 



j n 



a — o 



Diam. 

 a — i 



Diam. 



J Q 



a — o 



0 



mgr. 

 0 



mgr. 

 0 



mgr. 

 0 



mgr. 

 0 



mgr. 

 0 



5 



4 



5 



6 



7 



8 



10 



7 



9 



11 



13 



15 



15 



11 



14 



17 



20 



23 



20 



15 



19 



22 



26 



30 



25 



19 



23 



28 



33 



38 



30 



22 



28 



34 



40 



45 



Le procédé que je viens d'exposer pour la construction de 

 l'aréomètre peut aussi s'appliquer avec succès au contrôle de 

 l'instrument. Comme il est à craindre que les employés de l'ad- 

 ministration, pour ne pas encourir de réprimande de leurs supé- 

 rieurs lorsqu'il leur arrive de briser ou de perdre l'appareil qui 

 leur a été confié, ne le remplacent par un autre du premier 

 constructeur venu, l'échelle de chaque aréomètre porte la griffe 

 du fonctionnaire chargé d'opérer la vérification. Mais je crois 

 préférable de mettre tout le monde à même de répéter ce contrôle 

 rapidement et sans peine. Pour cela, l'aréomètre présente sur 

 son échelle l'indication de son poids dans l'air, et il est accompagné 

 de trois anneaux en fil de laiton doré sur lesquels se trouve in- 

 scrit le poids qu'ils possèdent dans l'eau distillée à 15° C. On 

 fait glisser un ou plusieurs de ces anneaux sur la tige de l'in- 

 strument et on observe le point auquel celui-ci, sous cette charge, 

 affleure dans l'eau à 15°. En appelant V ce point de l'échelle, 

 A le poids de l'aréomètre pesé dans l'air, a le poids de l'anneau 

 dans l'eau, on doit avoir: 



v = 100,087 | + 0,087. 



