352 E. H, VON BAÛMHAUER. SUR L'AREOMETRE NORMAL. 



Pays-Bas; et 6°. de l'irydromètre de Sikes, — dans la supposi- 

 tion qu'ils plongent tous dans des liquides spiritueux à 15° C 

 d'une force réelle exprimée par les nombres de la première co- 

 lonne. Dans la dernière colonne se trouvent les valeurs corres- 

 pondantes en épreuve anglaise à 59° F ou 15° C. 



Les degrés du densimètre, ou plutôt les densités elles mêmes 

 des mélanges doivent encore subir la correction: 



m' 2 — m' a , \ « 



A + (1 A) ô a t A 



25 d l K J 



suivant la form. (10) pag. 363 ; qui sera, si l'on adopte 

 m' 2 = 6; m 2 = 3: 



6 — 3 a 



A + (1 A ) ô et t A. 



a = la densité du mélange, 

 â = „ „ de l'air, 



« = la dilatation cubique du verre pour 1° centésimal, 



t z=z le nombre des degrés du thermomètre au-dessus de 15°. 



d = le diamètre de la tige en millimétrés, 



/ = la longueur d'un dégré en millimètres. 



Si Ton n'a pas appliqué la correction pour la capillarité de 

 l'eau lors de la construction de l'échelle de l'aréomètre, la cor- 

 rection des densités sera exprimée par la formule (11) pag. 365. 



rri 2 — m 2 0 , H \ 



A 2 4-(l A) ô atA 



2àdl x v J 



ou bien , avec m ' 2 =z 6 , m 2 = 3 : 



3 



A 2 + (1 — A)ô — a tA 



25 dl 



= — 0,12 -j— -f-(l — a) ô — a t A. 



0/ V 



