360 



F. J. STAMKART. DE l' ACTION CAPILLAIRE 



Comme d'ailleurs D" est presque = 1, on a aussi p G' D" = c. 



Ainsi: x> = — D" G' H- — - c m' 2 — (1 — D") G' . . (7) 

 100 100 V ; y J 



cm' 2 X -ï- est la correction qui, dans la construction de 

 100 H ' 



l'échelle, doit être apportée aux poids x', à cause de l'ascension 

 capillaire de l'eau contre la tige de l'instrument. 



Les corrections pour la pression atmosphérique et la dilatation 

 du verre sont comprises dans: 



D»= = m±^-Z* — (D + « j D — d) (1 + 3 ), 



ou, comme D diffère fort peu de 1 dans le cas dont il s'agit: 



D" = D + M — (1 — D) • 



D'après les recherches de Mr. M. E. Bède sur la capillarité 

 (Mém. couronnés et Mém. des savants étrangers , publ. par FAcad. 

 royale des sciences de Belgique, T. XXX, 1858 — 1861, p. 158), 

 on a pour l'eau distillée, en moyenne pour différents tubes dont 

 le diamètre intérieur n'excède pas un millimètre: 



m /2 = 14,8 : 2 == 7,4. 



D'après mes propres déterminations du poids de l'eau qui 

 s'attache extérieurement aux tubes en verre, j'ai trouvé en 

 moyenne, pour l'eau de pluie: 



m' 5 * = 5,33. 



On s'éloignera donc peu de la vérité en posant, en nombres 

 ronds, m' 1 zzz 6; ce qui signifie que, pour chaque millimètre 

 de la circonférence de la tige de l'aréomètre, on peut compter 

 6 milligr. d'eau adhérente. 



Il en résulte cm' 1 = 6 n d = 18,8 d, d étant le diamètre 

 de la tige. 



Pour l'aréomètre néerlandais de 0° à 9° on a d = 4,8 à 5 mm. 

 Pour celui de 8° à 30°, on a d = 6,7 à 7 mm. 



*) Voir page 348. 



