362 



F. J. STAMKART. DE L'ACTION CAPILLAIRE 



La correction pour la capillarité, n m' 2 . — . n, diminue à me- 



G' 



sure que G' devient plus grand par rapport à d. Pour ce motif 

 il est bon, quand il s'agit d'expériences précises, de choisir le 

 volume Y 0 ou, ce qui revient au même, le poids G' plutôt grand 

 que petit, l'épaisseur d de la tige restant la même. 



Si nous supposons d égal à 5 mm. pour l'aréomètre Néerlandais 

 qui va de 0° à 9°, et égal à 7 mm. pour celui qui marque de 

 8 à 30°; si, de plus, nous adoptons 37 et 40 grammes pour la 

 valeur de G', la correction relative à la capillarité sera environ: 

 pour le premier aréomètre de 0 à — 0°,02 

 „ second „ „ — 0°,03 à — 0°,10. 



L'aréomètre ayant été construit et vérifié dans l'eau, le rap- 

 port qui existe entre le volume Y n , situé en dessous d'une division 

 quelconque n de l'échelle, et le volume Y 0 situé en dessous du 

 zéro de l'échelle, sera donné par la proportion: 

 Yn : Y 0 = 100 H- n : 100, 

 où Y 0 représente la partie immergée quand l'aréomètre flotte dans 

 l'eau pure, à une densité =s 1. 



Pour trouver maintenant la densité de quelque autre liquide, 

 pour lequel on a observé le point n d'affleurement de l'aréomètre, 

 on applique la formule (6), en y faisant x' z= 0; il vient: 



D" = 



1 _p ffl '2 100 1 — pm' 2 



100 + n , 100 + n 100 a 



— p m 1 1 — V m 2 



100 F 100 + » 



Soit a = — la valeur approchée de D", on aura ap- 



100 + n 



proximativement : 



1 ■ Y) yi\' ^ 



D" = a. - a (1 — p m' 2 H- a p m 2 ) = 



1 — a p m 2 



zzz a — p (m 12 — a m 2 ) a. 



