sur l'échelle des l'aréomètres. 



373 



La correction pour la pression de l'air, — (1 — et celle 

 pour la dilatation du verre, H- « t, sont comprises dans le cal- 



n 



cul de D ". La corr. pour la capillarité est -f- ^ c m' 1 = 



n d m' 2 _ ^- Le terme D" G' — î-, légèrement modifié par 

 100* 100 & F 



— (1 — D") G-', constitue la partie essentielle de la valeur de x\ 

 Les lectures se font, comme on sait, en prenant le niveau de 



la surface de l'eau en dessous, à travers les parois du verre dans 

 lequel flotte l'aréomètre. 



L'échelle de l'aréomètre ayant été construite de cette manière, 

 lorsqu'on voudra se servir de l'instrument pour trouver la densité 

 D d'un liquide dans lequel on le met en suspension, il faudra 

 recourir à la formule (10). Strictement parlant, on devrait encore 

 commencer par déterminer expérimentalement la valeur particu- 

 lière de m 2 pour l'aréomètre et le liquide qu'on a en vue. Comme 

 valeur moyenne, on peut prendre m 1 = 3 pour les liquides 

 spiritueux; la correction, pour l'aréomètre néerlandais, sera 

 alors celle du tableau p. 364, à laquelle il faudra ajouter la corr. 



— n i ùk pour la dilatation du verre. 



Si dans la construction de l'échelle de l'aréomètre, on & négligé 

 d'appliquer aux poids x' la correction pour la capillarité, il faut 

 recourir, pour l'emploi de l'instrument, à la formule (11), ou 

 aux valeurs moyennes du tableau p. 366, auxquelles il faudra 

 encore faire la correction — a t a pour la dilatation du verre. 



