454 A. C. OUDEMANS. SUR LA DENSITE DE L'ACIDE ACETIQUE, ETC. 



distillé en premier lieu ne renfermait que 93,6 pCt. d'acide hy- 

 draté, tandis que les dernières portions, qui passèrent au-dessus 

 de 120°, n'accusaient encore que 99,3 pCt. 



III. 



Description de la méthode employée pour la 

 détermination de la densité. 



Parmi les différentes méthodes qui servent à déterminer les 

 densités, j'ai donné la préférence à celle qui repose sur l'emploi 

 du pycnomètre. 



L'appareil dont j'ai fait usage était un pycnomètre de M. H. Geissler 

 de Bonn, très habilement construit, d'environ 24 CC. de capacité, 

 pourvu d'un petit tube latéral pour l'écoulement du liquide en 

 excès, et d'un thermomètre qui faisait en même temps fonction 

 de bouchon. 



Primitivement, le tube latéral d'écoulement se trouvait recou- 

 vert d'un petit capuchon en verre, fermé en dessus; mais je 

 remplaçai ce capuchon par un autre, d'une capacité plus grande 

 et étiré en tube capillaire à son sommet. Cette modification fut 

 reconnue nécessaire pour les déterminations de densités à de bas- 

 ses températures: car le pycnomètre rempli, devant, dans ce cas, 

 être ramené à la température de la pièce où se faisaient les 

 pesées (afin de prévenir la condensation de vapeur d'eau à la 

 surface du verre), la dilatation faisait sortir tant de liquide par 

 le tube d'écoulement, que le petit capuchon fermé, qui eut d'ail- 

 leurs été insuffisant à loger ce liquide , s'en trouvait soulevé. 

 Au contraire, dans le grand capuchon ouvert par le haut, le 

 liquide qu'une élévation de température faisait déborder, pouvait 

 toujours être conservé en entier. 



La capacité du pycnomètre fut déterminée en pesant l'appareil 

 rempli d'eau pure à des températures entre 0 et 40° C. 



La plus grande difficulté qu'on rencontre dans les déterminations 



