A. G. OUDEMANS. SUR LA DENSITÉ DE l'aCIDE ACETIQUE, ETC. 455 



de densités au moyen du pycnomètre, consiste à obtenir des 

 températures constantes situées au-dessus ou au-dessous de celle 

 de la pièce où l'on opère. 



Voici le moyen par lequel j'ai le mieux réussi à surmonter 

 cette difficulté. 



Lorsqu'il s'agissait de chauffer le pycnomètre au-dessus de la 

 température ambiante, on le plaçait, rempli du liquide à exa- 

 miner, dans une cuvette en bois d'environ 2 litres de capacité. 

 On versait assez d'eau froide dans la cuvette pour que tout le 

 corps du flacon fut immergé et que l'extrémité seule du tube 

 d'écoulement s'élevât au-dessus du liquide. On ouvrait alors le 

 robinet d'un grand réservoir en fer-blanc rempli d'eau chaude, 

 et, tout en agitant continuellement, on laissait couler lentement 

 l'eau chaude dans la cuvette jusqu'à ce que la température 

 désirée fût à peu près atteinte. Après quelque exercice, il deve- 

 nait très facile de régler l' afflux d'eau chaude de telle manière 

 que le liquide de la cuvette conservât pendant \ heure une tem- 

 pérature constante. On laissait alors le pycnomètre dans la cuvette 

 jusqu'à ce que le thermomètre placé à l'intérieur marquât exac- 

 tement le même degré qu'un autre thermomètre plongé dans l'eau 

 de la cuvette et qui, de même que le premier, avait été com- 

 paré soigneusement à un thermomètre étalon. 



Arrivé à ce point, on débarrassait, à l'aide d'un morceau de 

 papier à filtrer, l'extrémité du tube d'écoulement du liquide sura- 

 bondant, puis on la recouvrait avec le capuchon en verre. On 

 refroidissait alors le pycnomètre, au moyen d'eau froide, jusqu'à 

 ce qu'il eût pris la température de la pièce où se trouvait la 

 balance. Enfin on le pesait. 



Pour les déterminations à basses températures, on remplissait 

 entièrement, avec le liquide à examiner, tant le pycnomètre que 

 son capuchon de verre, et on plaçait celui-ci sur l'extrémité du 

 tube d'écoulement en ayant soin qu'aucune bulle d'air ne restât 

 adhérente à ce dernier. Il fallait opérer ainsi pour que le pycno- 

 mètre demeurât constamment rempli. Le capuchon de verre avait 

 été choisi, à dessein, de telle dimension qu'il pût contenir une 



