PERSION ÉLECTROMAGNÉTIQUE SUR UN SPECTRE , ETC. 375 



de 29 mm. de diamètre et de 25 cm. de distance focale 

 moyenne ; elle fut taillée suivant l'axe optique. 



Pour l'objectif de la lunette, j'ai pris une lentille de quartz 

 qui se trouvait au cabinet de physique; sa distance focale me- 

 sure environ 30 cm., et Taxe optique est sensiblement perpen- 

 diculaire au milieu de la lentille. 



Au lieu d'une fente , j'ai employé , dans la mesure de la 

 rotation, le foyer linéaire d'une lentille cylindrique biconvexe 

 de spath, à distance focale moyenne de 16 mm. et à axe op- 

 tique dirigé suivant la longueur du cylindre. Par cette lentille, 

 le faisceau lumineux cylindrique, d'un diamètre d'environ 11 mm. 

 au sortir de l'analyseur, était concentré en une ligne, concen- 

 tration absolument nécessaire ici, au point de vue de l'intensité 

 lumineuse. 



Pour l'observation de l'ultra-violet , j'ai fait usage de l'oculaire 

 fluorescent de Soret, pourvu d'une solution d'œsculine. Quant 

 à la construction de cet appareil, je renvoie aux mémoires 

 insérés dans les Ann. de Chimie et de Phys., 1877, XI, et dans 

 Pogg. Ann. Jubelband. 



Le polariseur et l'analyseur étaient deux prismes de Nicol. 



L'emploi d'un prisme de spath calcaire dans le spectroscope 

 (voir ci-dessus) oblige de mesurer la, rotation à l'aide du pola- 

 riseur, en conservant à l'analyseur une position fixe. En vue 

 de l'intensité lumineuse, on doit naturellement tâcher d'obtenir 

 que le plan de polarisation des rayons qui, après avoir traversé 

 l'analyseur, tombent sur le prisme, soit parallèle au plan de 

 polarisation du spectre qu'on emploie. Or, dans le prisme de 

 spath, le plan de polarisation de chacun des deux spectres a 

 une position déterminée, et il convient donc que le plan de 

 polarisation des rayons qui entrent dans le spectroscope ait 

 également une position fixe. 



Pour l'étude du spectre visible, le spectroscope dont il vient 

 d'être question était remplacé par un spectroscope ,, automatique 

 universel" de Browning, à six prismes de flint, donnant un 

 pouvoir dispersif de douze prismes. Je n'employais qu'un seul 



