376 W. C. L. VAN SCHAIK. RECHERCHES CONCERNANT LA DIS- 



de ces prismes, avec lequel j'obtenais par réflexion, comme c'est 

 le cas dans ces spectroscopes , une dispersion de deux prismes. 



Devant le collimateur de ce spectroscope , je plaçais une 

 lentille cylindrique biconvexe de Duboscq, taillée de telle sorte 

 que les deux surfaces cylindriques convexes se croisent à angle 

 droit, d'où il résulte une convergence du faisceau lumineux 

 dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Le foyer linéaire 

 (vertical), que j'amenais sur la fente, est à une distance d'en- 

 viron 32 mm. du centre de la lentille. 



Les rotations électromagnétiques furent toujours étudiées à la 

 lumière solaire. Comme héliostat, on se servait d'un simple 

 porte -lumière , dirigé à la main de façon que le faisceau incident 

 conservât une position fixe, ce qui se laissait faire avec une 

 assez grande exactitude, vu que la personne chargée de ce 

 soin pouvait observer, à une distance de plus de trois mètres 

 du porte-lumière , une tache lumineuse circulaire , qui devait être 

 projetée sur l'ouverture d'un diaphragme. 



Parmi les miroirs que j'essayai, ceux qui convinrent le mieux 

 furent un miroir en argent, construit par M. Olland, et un 

 certain miroir en verre étamé. Bien que ce dernier ait une 

 épaisseur assez notable , il satisfait bien pour l'ultra- violet , proba- 

 blement parce qu'il est un peu cylindrique, la génératrice de 

 la surface étant parallèle à la largeur du miroir. Il en résultait 

 que le faisceau lumineux , qui pénétrait dans le spectroscope 

 à une distance de cinq mètres de l'ouverture éclairée, éprouvait 

 une certaine concentration. 



On observait facilement, dans l'oculaire fluorescent, les raies 

 jusque au-delà de S, 



Pour l'observation de la rotation du plan de polarisation des 

 rayons ultra-violets par la méthode employée , il est nécessaire 

 que la pièce où l'on opère soit aussi obscure que possible. La 

 réflexion diffuse, sur les objets les plus divers, doit surtout 

 être évitée; dès l'entrée du faisceau solaire dans la chambre, 

 une lueur diffuse se répand de tous côtés. On doit supprimer ces 

 phénomènes au moyen de tubes et de diaphragmes. 



