PERSION ÉLECTROMAGNÉTIQUE SUR UN SPECTRE , ETC. 379 



à intervalles que d'une manière continue. Un bouton permettant 

 de fermer et de rompre le circuit se trouvait placé à portée de 

 la main lorsque l'observateur était assis devant le spectroscope. 



Le polariseur et l'analyseur étaient portés chacun par un pied 

 particulier, pourvu de vis calantes et de niveaux à bulle d'air. 



Le cercle gradué du polariseur laissait évaluer , au moyen du 

 vernier, un angle de 10 secondes, c'est-à-dire une valeur plus 

 petite que l'erreur de l'observation, erreur qui, par suite du 

 pointé inexact de la bande noire du spectre, pouvait s'élever, 

 chez Verdet, même jusqu'à 10 minutes. 



Un axe en cuivre, long d'environ 1,10 m., allait du support 

 du polariseur à celui de l'analyseur; du côté du polariseur, cet 

 axe portait un pignon, du côté de l'analyseur, un bouton, par 

 lequel l'observateur pouvait faire tourner le polariseur. 



Les rayons du spectre visible pour lesquels j'ai mesuré les 

 rotations correspondent aux raies (7, E,b, F, G de Fraun- 

 hofer. J'ai également essayé de mesurer la rotation pour la raie 

 h, mais les erreurs commises étaient trop fortes pour qu'on pût 

 attribuer quelque valeur aux résultats. L'apparition de la bande 

 noire dans cette région extrême et obscure du spectre visible 

 s'oppose à une détermination tant soit peu exacte; aussi M. H. 

 Becquerel donne-t-il, pour le résultat relatif à cette raie, des 

 erreurs telles, que ce résultat ne peut plus inspirer aucune 

 confiance 1 ). Néanmoins, je crois qu'une observation meilleure 

 des rotations dans cette région du spectre serait possible, si l'on 

 employait une plaque de quartz un peu plus épaisse, ce qui 

 diminuerait bien un peu la vitesse de la bande noire, mais 

 augmenterait considérablement l'intensité lumineuse dans cette 

 région. 



L'intensité du spectre ultra- violet , que j'observais avec un 

 oculaire fluorescent, s'affaiblit tellement vers la raie 0, qu'il 

 me parut impraticable, par cette méthode, de mesurer la rota- 

 tion électromagnétique au-delà de N. 



Comptes rendus, t. LXXXV. 



Archives Néerlandaises, T. XVII. 



25 



