380 W. C. L. VAN SCHAIK. RECHERCHES CONCERNANT LA DIS- 



Quoique, près de H l et H 2 , la fluorescence soit assez forte, 

 je ne pus pas non plus mesurer la rotation pour ces raies, 

 parce que leurs largeurs et épaisseurs relatives occasionnent une 

 illusion optique. 



Je résolus donc de n'observer, dans l'ultra-violet, que les 

 rotations pour M et N. La petitesse relative des longueurs d'onde, 

 et surtout la grandeur des indices de ces rayons font suffisam- 

 ment ressortir , comme la remarque en a été faite au § précédent , 

 l'intérêt de ces observations pour la théorie. 



Quand on emploie l'oculaire fluorescent , il importe que toutes les 

 parois intérieures, qui s'y prêtent, soient recouvertes de noir de 

 fumée. Le réflexion diffuse doit être évitée autant que possible. 



Le réticule de l'oculaire devait , à ce qu'il m'a paru, s'éloigner 

 un peu de la forme ordinaire. M. Soret traçait des lignes en 

 croix sur l'une des deux plaques de verre entre lesquelles était 

 placé le liquide fluorescent. Ces traits gravés sur verre ne me 

 semblèrent pas assez nets. Lorsqu'on fait usage d'une plaque 

 de verre d'urane, il est facile d'appliquer à la face postérieure 

 (celle qui reçoit la lumière) des fils croisés métalliques, qu'on 

 recouvre de noir de fumée. 



Une pareille plaque de verre d'urane, de % mm. d'épaisseur, 

 se laisse très bien employer au-delà de la raie N, mais non 

 entre N et ZT, parce que dans cette région , comme le remarque 

 M. Sorèt, la fluorescence du verre d'urane est insignifiante. Pour 

 moi, je me suis toujours servi de la solution d'sesculine. 



Si, en faisant usage de cette solution, on applique des fils 

 croisés métalliques au côté postérieur de la plaque de verre, 

 celui qui est le plus rapproché de la source lumineuse, l'épaisseur 

 du verre pout donner lieu à une parallaxe entre les fils croisés 

 et les raies du spectre. Avec des plaques de verre très minces 

 on éviterait probablement cet inconvénient, mais il n'est pas 

 pratique de trop réduire l'épaisseur des plaques, celles-ci étant 

 exposées à se casser pendant les manipulations, d'autant plus 

 que la solution d'œsculine doit être renouvelée tous les jours, 

 ou même deux fois par jour. 



