PERSION ÉLECTROMAGNÉTIQUE SUR UN SPECTRE , ETC. 383 



détourné la lunette, soit aussi brillant que possible, et le spectre 

 extraordinaire éteint. Cela obtenu, on ne touche plus à l'analyseur. 



Ensuite on met en place la lentille collimatrice , qui est taillée 

 suivant son axe optique. Elle donne sur l'écran deux images 

 du spectre, qui se recouvrent en partie, mais sont faciles à 

 distinguer l'une de l'autre. On tourne alors la lentille autour 

 de l'axe de la lunette, en faisant mouvoir sa monture sur le 

 filet de vis, jusqu'à ce que l'une des images soit éteinte. A 

 partir de ce moment , la lentille collimatrice conserve sa position. 



Le polariseur peut alors être remis en place, et l'appareil 

 est prêt à fonctionner. 



Immédiatement au-dessus des substances placées entre les 

 pôles magnétiques se trouvait le réservoir d'un thermomètre, 

 qui faisait par conséquent connaître très approximativement la 

 température à laquelle l'expérience avait lieu. On sait, du reste, 

 que la température ne constitue qu'un facteur très insignifiant 

 dans la rotation électromagnétique, à tel point que plusieurs 

 observateurs (Liidtge, Bichat) ont cru pouvoir conclure que la 

 rotation diminue tant soit peu lorsque la température s'élève, 

 tandis que d'autres (Matteucci, Joubert) admettent dans ce cas 

 une légère augmentation. En examinant les chiffres donnés par 

 ces auteurs, on reconnaît effectivement qu'une différence de tem- 

 pérature, même de 10°, ne produisait dans la rotation qu'une 

 différence inférieure de beaucoup à l'erreur de l'observation. 



Durant les expériences , on notait itérativement la position de 

 l'image de l'échelle dans le miroir de l'aimant suspendu, tant 

 lorsque le circuit était fermé que lorsqu'il était ouvert 1 ). 



*) En introduisant une résistance dans le circuit, on peut faire qu'il en 

 résulte, dans la déviation de l'image de l'échelle, une différence un peu 

 plus grande que celle à laquelle peuvent donner lieu les variations du cou- 

 rant lui-même. Soit m la déviation, et /\m la différence produite par la 

 résistance. Si alors on a trouvé, pour une certaine raie de Fraunhofer, 

 d'abord une rotation — q et plus tard une différence de rotation = A -, 



r . n . A9 . .... 



on peut aisément vérifier si — = — - et si, entre ces limites aussi, il 



m (j 



est satisfait à une pareille relation. Dans ce cas , les observations rela- 

 tives aux autres raies se laissent ramener, par un calcul simple, à des 

 observations pour une même forée magnétique. 



