78 BAR 



tube A B , ( j%. 2.. ) fermé en A, & ayant une por- 

 tion CD plus groffe que le refte : la moitié de la par- 

 tie CD, de même que la partie fupérieure du tube , 

 eft remplie d'eau ; &c l'autre moitié de C D , de mê- 

 rne que la partie inférieure du tube , eft remplie de 

 mercure. Il eft vrai que dans cette forte de baromètre 

 la colonne fufpendue étant plus grande , rendoit la 

 variation plus fenfible : mais l'air renfermé dans l'eau 

 5*évaporant par degrés , rempMbit l'efpace vuide du 

 haut du tube , & rendoit par-là la machine défec- 

 tueufe. Huyghens imagina donc qu'il valoit mieux 

 placer dans le baromètre le mercure & l'eau , de 

 la manière fuivante : ADG{fig.3>) eft un tuyau 

 recourbé fermé hermétiquement en A , & ouvert en 

 G ; les vaiffeaux cylindriques B C & F E , font 

 égaux , & diftans d'environ 29 pouces l'un de l'au- 

 tre ; le diamètre du tuyau eft d'environ une ligne ; 

 celle de chaque vaiffeau eft de 1 5 , & leur profon- 

 deur d'environ 10 : le tuyau eft rempli de mercure , 

 qui eft fufpendu entre le vaiffeau FE & le vaiffeau 

 B C, l'efpace qui refte jufqu a é étant vuide d'air & 

 de mercure : enfin on verfe de l'eau commune mêlée 

 avec une fixieme partie d'eau régaie ( pour que l'eau 

 ne fe gele pas) dans le tuyau ÊFG, de manière 

 qu'elle contrebalance en partie le mercure CDF.Or 

 quand le mercure s'élève le long du tuyau A D , 

 au-deffus du niveau du mercure qui eft contenu en 

 FE, ce mercure en s'élevant fait équilibre avec 

 l'atmofphere ; fi la preffion de l'atmofphere augmen- 

 te , la colonne de mercure s'augmentera , conféquem- 

 ment l'eau defcendra ; fi l'atmofphere preffe moins, 

 la colonne de mercure defcendra , & l'eau montera. 

 Par là ce baromètre indique beaucoup mieux les plus 

 petites variations de l'air , que le baromètre commun : 

 car au lieu de deux pouces , le fluide pourra varier 

 beaucoup davantage ; ce qui vient tant de la grof- 

 feur des cylindres par rapport aux tuyaux , que de 

 la peianteur de l'eau , qui eft moindre que celle du 

 mercure , & dont les variations doivent être par con- 

 féquent plus fenfibles; car 14 pouces d'eau équiva- 

 lent à un pouce de mercure. En élargiffant les diamè- 

 tres des cylindres , la variation fera encore plus fen- 

 fible. Il y a pourtant encore cet inconvénient, que 

 l'eau s'évaporera , & rendra les variations défec- 

 tueufes ; quoiqu'on puiffe en quelque façon prévenir 

 î'évaporation en mettant une goutte d'huile d'aman- 

 des douces fur la furface de l'eau. 



Mais cette goutte d'huile produit un autre inconvé- 

 nient ; car elle s'attache aux parois du tuyau , & fait 

 par conféquent que l'eau après l'avoir traverfée , & 

 quelquefois s'être débordée , rend le tuyau opaque. 



Le plus grand défaut furtout eft caufé par le froid & 

 le .chaud , qui font que la liqueur du tuyau E F G eft 

 comme dans une boule , & un tuyau de thermomètre. 

 En effet , cette liqueur fe raréfie par la chaleur , 6c fe 

 condenfe par le froid ; d'oii il arrive que la hauteur 

 de l'eau varie par la chaleur feule , & fait par confé- 

 quent varier le mercure ; de forte que les variations 

 de cette efpece de baromètre font prefqu'autant l'effet 

 de la chaleur que de la preffion de l'air. 



On a tâché depuis peu de rendre ces baromètres 

 plus fimples , en lubftituant de l'efprit-de-vin à l'eau , 

 & des boules aux cylindres : mais l'efprit-de-vin eft 

 îrès-fujet à s'évaporer & à fe dilater par la chaleur ; 

 & d'ailleurs le changement des cylindres en forme 

 de poires , empêche de faire des échelles juftes. Au 

 refte il eft vifible que la marche de ce baromètre eft 

 contraire à celle du baromètre ordinaire ; tandis que 

 le mercure baiffe dans ce dernier , l'eau & l'efprit- 

 de-vin s'élèvent dans l'autre, & réciproquement. 

 Mujfch. 



Ainfi les défauts auxquels ce baromètre peut être 

 fujet, ont obligé quelques autres à avoir recours au 

 baromare horifontai ou re&angle AECD (fig. 4. ) 



BAR 



Ce baromètre eft formé de manière que la branche 

 B C foit verticale , & la branche CD horifontaîe. 

 Il eft joint par l'extrémité de fa branche perpendicu- 

 laire à un vaiffeau^ 2?,& les variations fontmarquées 

 fur la branche horifontaîe CD : or l'intervalle ou l'ef- 

 pace de variation peut être aufîi étendu que l'on veut ; 

 car plus le tuyau B CD fera petit par rapport au vafe 

 A B , plus les variations du mercure dans le tuyau 

 A B, feront varier le mercure qui eft dans la partie 

 CD ; & par conféquent les plus petites variations 

 feront très- fenfibles. Le diamètre du tuyau C D étant 

 donné , il fera aifé de trouver le diamètre du vaiffeau 

 A B , tel que les parties de l'échelle horifontaîe clans 

 le tuyau D C , correspondantes aux parties de l'é- 

 chelle du vaiffeau A B foient auffi grandes qu'on 

 voudra , & ayent entr'elles la même proportion que 

 les parties de l'échelle dans le vaiffeau A 2?,puiique le 

 diamètre du vaiffeau eft à celui du tuyau en raiion 

 foû-doublée réciproque des parties de leurs échelles: 

 de même les diamètres de C D Si A. B étant donnés , 

 auffi bien que la hauteur du mercure dans le vaiffeau, 

 la hauteur du mercure dans le tuyau eft trouvée par 

 cette proportion; comme le quarré du diamètre du 

 vaiffeau eft au quarré du diamètre du tuyau , ainfi 

 les parties de l'échelle du mercure dans le tuyau , 

 font aux parties correfpondantes à l'échelle du mer- 

 cure clans le vaiffeau. 



La conftruction de ce baromètre , de même que dit 

 baromètre d'Huyghens , eft établie fur un théorème 

 d'Hydroftatique ; favoir , que les fluides qui ont la 

 même bafe , pefent en raifon de leur hauteur per- 

 pendiculaire , & non pas de la quantité de leur ma- 

 tière : ainfi la même pefanteur de l'atmofphere foû- 

 tient le vif-argent dont le tuyau ACD&Iq vafe AB 

 font remplis , comme elle auroit foûtenu le mercu- 

 re dans le feul tuyau A B C Fojei Hydrosta- 

 tique. Ce baromètre a auffi de grands défauts. 



Car , en premier lieu, l'air s'introduit quelquefois 

 entre les particules du mercure dans le tuyau CD 9 

 & les écarte par conféquent les unes des autres lorf- 

 que le tuyau eft trop large. Pour remédier à cet in- 

 convénient , on ne donne qu'une ligne de diamètre , 

 ou même moins, la partie CD, on a foin que ce 

 petit tuyau foit neuf & bien net., & on fe lertde 

 mercure qui foit bien purgé , à l'aide du feu , de tout 

 l'air qu'il contient: malgré tout cela, le mercure fe 

 falit avec le tems en-dedans par l'air qui y entre , ce 

 qui produit fort fouvent quelque féparation entre les 

 parties du mercure , lorfqu'il fe meut de D vers C , ou 

 du moins il s'en forme de petits globules , lelquels 

 s'arrêtent çà & là dans la partie antérieure du tuyau 

 qui fe trouve vuide. 



Il fe préfente encore un autre inconvénient bien 

 plus confidérable , qui vient du grand frottement du 

 mercure contre le verre , & qui empêche ce baromè- 

 tre d'être à beaucoup près auffi fenfible que le baro- 

 mètre ordinaire. En effet , d'habiles obfervateurs nous 

 affûrent avoir remarqué fouvent que fi 'le mercure 

 hauffe ou baiffe d'une demi-ligne ou d'une ligne en- 

 tière dans le baromètre ordinaire , il demeure encore à 

 fa même place dans le tuyau CD: mais fi la varia- 

 tion augmente dans le baromètre ordinaire , il fe fait 

 alors dans le tuyau CD un très-grand mouvement , 

 enforte que la marche de ce baromètre eft beaucoup 

 moins réglée que celle du baromètre ordinaire. Mujfch. 



Ces raifons font que plufieurs perfonnes préfèrent 

 le baromètre diagonal , dans lequel l'efpace de varia- 

 tion eft beaucoup plus grand que dans le baromètre 

 commun , & duquel ils croyent les variations plus 

 régulières que celles des autres. Le Chevalier Mor- 

 land a imaginé pour cet effet un tuyau incliné BEC. 

 (fig. ô.) car il eft évident que le mercure s'élevant à 

 la même hauteur dans un baromètre droit , & clans un 

 baromètre recourbé ? fes variations feront beaucoup 



