198 A. G. OUDEMANS JR. SUR LE POUVOIR ROTATOIRE SPECIFIQUE 



millimètre près à l'aide du comparateur , ces extrémités furent fer- 

 mées à demeure au moyen de plaques de verre dont les faces 

 étaient rigoureusement parallèles. Pour fixer ces plaques, j'eus 

 recours à la colle-forte russe, qui, une fois bien sèche, résiste 

 longtemps, comme on le verra plus loin, aux influences exté- 

 rieures et ne se ramollit pas facilement. 



Sur le milieu du tube était soudé perpendiculairement, à la 

 lampe d'émailleur, un petit tube de verre, qui devait servir à 

 introduire et à faire écouler les liquides soumis à l'examen. 



La capacité des tubes était en moyenne de 17 — 20 ce. 



Pour faire coïncider l'axe des tubes avec l'axe optique de Fin™ 

 strument, les tubes sont entourés d'une monture en laiton pouvant 

 glisser sur eux en faisant légèrement ressort, et à laquelle sont 

 fixées deux plaques métalliques annulaires, dont le plan est 

 perpendiculaire à l'axe du tube. Les dimensions de ces plaques 

 doivent être telles, que leur contour s'adapte exactement à l'inté- 

 rieur de la coulisse cylindrique du polaristrobomètre. 



La forme des tubes est donc celle qui est représentée, à la 

 moitié de la grandeur véritable, dans la fig. 1, Pl. I. 



Lorsque la température du liquide à étudier doit rester très 

 constante pendant toute la durée de l'observation , ou lorsque le 

 p. r. s. doit être déterminé à des températures qui diffèrent beau- 

 coup de celle de l'air ambiant , le tube est placé dans une petite 

 auge de cuivre, où il est entouré d'eau à une température fixe. 



La disposition de cette auge sera aisément comprise à l'aide 

 de la fig. 2, qui la montre au | de la grandeur naturelle. 



La partie cylindrique A B s'adapte presque exactement dans 

 la coulisse du polaristrobomètre. Par les plans FGKLetDEJH 

 l'auge vient reposer sur les bords de la coulisse. Le tube y est 

 placé de telle sorte que son axe coïncide avec l'axe optique de 

 l'appareil. Si la position du tube laisse encore à désirer , on peut 

 y remédier en relevant un peu l'auge, du côté où cela est néces- 

 saire , à l'aide de petits morceaux de papier ou de quelque chose 

 d'analogue. M est un petit entonnoir pour l'introduction de l'eau 3 

 N une décharge pour la sortie. 



