DES PRINCIPAUX ALCALOÏDES DU QUINQUINA. 199 



Le tube est fixé à demeure dans l'auge de la manière suivante. 



Avant d'appliquer les obturateurs, on fait passer les extrémités 

 du tube par les ouvertures qui se trouvent dans les parois trans- 

 versales de l'auge et qui se prolongent en une douille cylindrique 

 de laiton. L'espace entre la paroi externe du tube de verre et la 

 paroi interne de la douille est bouché par un morceau de tube 

 de caoutchouc. Lorsque le tube se trouve ainsi fixé , de façon que 

 l'ajutage C soit vertical, les verres obturateurs sont lutéssurles 

 extrémités du tube au moyen de colle russe. Il va sans dire que 

 la longueur des tubes de verre doit dépasser de quelques milli- 

 mètres la distance entre les parois transversales de l'auge. 



Lorsqu'on veut observer à des températures constantes qui ne 

 diffèrent pas beaucoup de celle du milieu ambiant, on remplit 

 l'auge autant que possible avec de l'eau au degré de chaleur 

 voulu. La quantité de liquide que l'auge peut contenir est assez 

 grande pour que sa température n'éprouve que des variations à 

 peine sensibles pendant la durée d'une couple de séries d'obser- 

 vations. Si cette durée se prolouge et que la température ne reste 

 pas suffisamment stationnaire, il est encore facile , en ajoutant un 

 peu d'eau plus froide ou plus chaude, de maintenir la tempéra- 

 ture entre les limites où l'observation doit se faire. 



Mais lorsqu'on se propose d'effectuer les observations à des 

 températures qui s'écartent notablement (8 — 10° C) de celle de 

 l'atmosphère ambiante, il devient nécessaire d'invoquer le secours 

 d'un aide, qui maintienne le liquide de l'auge à un degré de 

 chaleur à peu près fixe , en laissant arriver de l'eau chaude ou 

 froide et agitant continuellement *). 



Je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'on ne peut opérer 



*-) J'ai constaté à différentes reprises que les observations de ce genre don- 

 nent des résultats affectés d'erreurs plus grandes que celles qu'on commet lors- 

 que la température du liquide à examiner est à peu près la même que celle de 

 l'espace ambiant. Ce phénomène tient sans doute en partie à l'impossibilité 

 d'obtenir réellement une température tout à fait constante dans le liquide soumis 

 à l'expérience; mais, pour une bonne part aussi, il doit être attribué à de 

 petits déplacements des parties inférieures de l'appareil, déplacements dus à la 

 chaleur rayonnante qui provient du réservoir d'eau. 



