200 A. C. OUDEMANS. JR. SUR LE POUVOIR ROTATOIRE SPECIFIQUE 



de cette manière qu'entre des limites de température relativement 

 étroites. Si l'on voulait étendre ces limites, il serait nécessaire 

 d'employer un appareil où les différents instruments , réunis dans 

 le polaristrobomètre , fussent montés séparément, et où le liquide 

 à examiner pût être chauffé d'une façon indépendante. 



Pour la détermination du pouvoir rotatoire des matières actives, 

 on a affaire à des solutions de toute nature. Souvent ce sont des 

 solutions aqueuses , d'autres fois des solutions dans l'alcool, l'éther 

 ou le chloroforme. 



Au commencement de mes recherches, je me suis donné beau- 

 coup de peine pour trouver un bon lut , par lequel on pût obtenir 

 une adhérence solide des verres obturateurs dans le cas où l'on 

 opérait sur des dissolutions aqueuses, neutres ou acides. Dans ces 

 tentatives, je partais tacitement de la supposition que la colle 

 forte ne pourrait pas servir en pareille circonstance , parce qu'elle 

 serait beaucoup trop vite ramollie. Mais le hasard m'apprit que, 

 même quand il s'agit de liquides aqueux acides, la colle russe 

 peut très bien être employée comme lut, si l'on procède avec 

 quelques précautions, et qu'on ait soin de laisser sécher fortement 

 la colle après qu'elle a été appliquée , et d'en mettre une couche 

 assez épaisse sur la jointure à la surface externe du tube. Les 

 observations sont ordinairement terminées avant que l'action de 

 l'eau se fasse sentir d'une manière appréciable; parfois on peut 

 observer pendant des heures entières sans que les obturateurs se 

 détachent. Si, à la fin du travail de chaque jour, on lave les 

 tubes avec de l'alcool concentré, et que , après les avoir fait égout- 

 ter autant que possible, on les laisse sécher jusqu'au lendemain, 

 on peut continuer à s'en servir pendant plusieurs semaines, et 

 même pendant plusieurs mois. 



L'épaisseur de la mince couche de colle, qui est interposée 

 entre les obturateurs et les extrémités du tube de verre, peut 

 être négligée sans aucun inconvénient; je m'en suis assuré en 

 comparant la distance des faces internes de ces obturateurs avec 

 la longueur des tubes, obtenue par mesure directe à l'aide du 

 comparateur- 



